POUn GRADriilt LES ARÉOMÈTRES. 843 



C'est un fil de laiton de 3 ou 4 millimètres de diamètre, 

 recourbé en U et terminé en haut par une |)laqne mince 

 [lercée d'un trou dont les bords s'appuient sur !e sommet du 

 réservoir. 



Cette chape pèse 3o ou 4o grammes, elle peut 

 être argentée ou dorée afin de mieux conserver 

 son poids et d'avoir toujours une surface nette 

 qui se mouille également bien. On la pèse dans 

 l'air pour déterminer son poids G et ensuite 

 dans l'eau à i 5° de température ; la différence H 

 de ces deux pesées est la perte de poids qu'elle 

 fait dans l'eau; cette perte est diéterminée une 

 fois pour toutes; il est bonde marquer ces deux 

 nombres G et H sur la plaque ou sur les bran- 

 ches de la chape. 

 ,, „ ^jm ,. Pour procéder à la graduation de l'aréomètre 

 Xi^^^^ on le revêt de sa chape, on le suspend comme 

 à l'ordinnire au bassin de la balance avec un 

 bout de tube de caoutchouc, et de la pesée on retranche le 

 poids G de la chape afin d'avoir le poids P de l'aréomètre 

 lui-même. 



Les deux pesées suivantes se font dans l'eau à i5", l'une 

 pour marquer le degré supérieur /?, l'autre pour marquer le 

 degré inférieur «'. Si la chape n'y était pas, les pertes de 



P P 

 poids seraient seulement -j^X.-^. 



Le tableau qui termine ce chapitre (p. 848) contient dans 



sa troisième colonne les Go valeurs de-^ , on va y chercher 



les deux multiplicateurs de P. 



Mais à chacune de ces pertes de poids qui sont propres à 



io6. 



