8')4 NOUVELLE MÉTHODE 



l'instrument lui-même il faut ajouter la perte de poids cons- 

 tante H qui est propre à la cliape; les pertes de poids_/^/'' 

 sont donc ici 



/■=' + "• /■-^' + "- 



Tels sont les poids qu'il faut ajouter dans le bassin pour 

 trouver les deux points d'affleurement où doivent se mar- 

 quer le degré supérieur et le degré inférieur. 



Ces deux, pesées doivent se faire h une température com- 

 prise entre i3 et 17 degrés centigrades; pour peu que l'on 

 sorte de ces limites il y aurait des erreurs à craindre. 



On doit aussi avoir grand soin pour le degré inférieur que 

 la tige ne soit pas mouillée dans toute sa longueur, mais 

 seulement de 10 à lô millimètres ;ui-dessus du niveau. 



30. Equations générales. Les équations (A,) et (A/) font 

 voir que, pour une valeur donnée de /•, la course n — «'de 

 l'aréomètre ne peut varier que de 2 ou o degrés; ainsi, pour 

 k-= 10, la course serait de 25° si le degré su|)érieur est 55, 

 et seulement de 22" si le degré inférieur est o. Il en résulte 

 que, pour une enveloppe donnée, l'augmentation ou la di- 

 minution du lest ne modifient que très-peu l'étendue de la 

 course, seulement les degrés de l'aréomètre se trouvent ap- 

 partenir à des portions plus basses ou plus hautes de l'é- 

 chelle. 



Réciproquement, de l'étendue de la course on peut déduire 

 à peu près la valeur de /.', et par suite le volume de l'enve- 

 loppe. 



Il n'y a donc pas lieu ici de dresser des tableaux analo- 

 gues h ceux des articles 21, 22, 23. 



Lorsqu'on voudra faire un aréomètre assujetti à avoir 



