POUR GRADUER MÎS ARÉOMÈTRES. 845 



telle ou telle étendue de course, ou à marquer tels ou tels 

 degrés supérieurs ou inférieurs, il sera toujours facile de 

 tirer la valeur de A- des équations (A,) et (A/) ; alors, après 

 avoir choisi la tige et la valeur de u, il sera facile aussi de 

 trouver dans les tables les éléments de l'enveloppe qui doit 

 répondre à la question proposée. 



31. Pérjficntion et concordance. Les aréomètres dont 

 nous venons de parler se vérifient par la méthode même qui 

 sert à les graduer; nous n'avons rien à ajouter à ce qui a été 

 dit sur ce sujet, articles 17 et a/j, et à ce qui vient d'être dit, 

 article 29, pour ce qui regarde la chape; mêmes soins pour la 

 température de l'eau où se font les pesées, et pour l'état d'hu- 

 midité de la tige dans la portion qui est au-dessus du niveau. 



Le tableau de la page 848 donne le coeflicient -7 qui doit 



multiplier P, pour obtenir la perte de poids soit dans la 

 vérification, soit dans la graduation. 



La concordance de ces aréomètres à degrés égaux avec 

 l'alcoomètre centésimal ne présente aucune difficulté; les 

 deux pages suivantes, 8^0 et 8,|7, contiennent ces transfor- 

 mations. 



Si l'aréomètre marcjue, par exemple, 4o°,o, on trouve à 

 droite, colonne o, le nombre go, 4, qui est, en degrés centé- 

 simaux, la valeur correspondante; si l'aréomètre marque 

 /^o",7, il faut aller à la colonne 7, où l'on trouve gi,i pour 

 la valeur correspondante en degrés de l'alcoomètre centé- 

 simal. 



