8ô8 NOUVELLE MÉTHODE 



37. Vérification de L'alcoomètre centésimal construit d. après 

 les tables. Ce que nous avons dit dans le chapitre précédent, 

 art. 3i, page 845, de la vérification des aréomètres àdegrés 

 égaux s'applique de point en point à l'alcoomètre centé- 

 simal. 



On commence donc par peser dans l'air l'alcoomètre musii 

 de la chape dont on veut faire usage et dont on connaît le 

 poids G et la perte de poiils H ; de cette pesée on retranche (i 

 pour avoir le poids P de l'alcoomètre. 



Tableau m. 



8'. 



POIDS DE l'alcoomètre : 15,603. 



Ensuite, si l'instrument porte l'échelle entière et si l'on 

 veut en faire la vérification complète, par exemple, de lo en 



J 



