POUR GRADUER LES ARÉOMÈTRES. 850 



lo degrcs, on forme d'abord, :ni mojcndii tal)!eau général 



qui terminecechapitre, pages 8()4et865, les valeurs de ^ + H 



pour o, lo, 20 . . . 100 degrés. Ces valeurs sont les pertes de 

 poids théoriques ou cnlcidées, à côté desquelles on apportera 

 les pertes de poids observées, comme l'indique le tableau M 

 de la page précédente, afin d'en inscrire les différences dans 

 la 4" colonne. 



On a de même inscrit dans la 5" colonne du tableau M les 

 différences des pertes de poids qui correspondent, pour cet 

 alcoomètre, à l'intervalle de i°, savoir: de o à i", deg à lo», 

 de ig à 20 .... de 99 à 100°. Alors, en divisant chacune 

 des différences de la 4° colonne par la différence correspon- 

 dante de la 5*", on a pour quotient Veirenr en degrés de l'al- 

 coomètre pour ce point de l'échelle; erreur qui compose 

 ainsi la 6" colonne du tableau M. 



Ces erreurs sont négatives quand l'alcoomètre n'enfonce 

 pas assez, c'est-à-dire (piand la perte de poids observée est 

 plus grande que la perte de poids calculée; elles sont posi- 

 tives quand l'alcoomètre enfonce trop, c'est-à-dire quand la 

 perte de poids observée est plus petite que la perte de poids 

 calculée. 



Je rappelle encore que dans ces pesées la température de 

 l'eau doit être maintenue entre 1 3 et 17 degrés, et la tige de 

 l'instrument ne doit être mouillée que d'environ 10 millimè- 

 tres au-dessus de l'affleurement; cette dernière condition se 

 remplit d'elle-même quand on a soin de commencer la véri- 

 fication par les degrés inférieurs pour monter graduellement 

 aux degrés supérieurs. 



Dans les aréomètres à degrés égaux, la différence des per- 



108. 



