862 N'OllVF.r.LE SIÉTHODF, 



lie puisse s'appliquer avec avantage à ralcooniètre centésimal 

 eu le conserv."nt tel r|n'il est; mais elle ne s'y aj)|)]ique qu'en 

 ce qui appartient à la graduation et à la vériiicatiou, et nul- 

 lement en ce qui appartient à la construction. 



Pour la s;raduation, l'on jn'ocède de la manière suivante : 

 l'enveloppe étant donnée, on trouve son poids p, ensuite, 

 après l'avoir lestée de grenaille, on la met en équilibre dans 

 l'eau à 1 5 degrés, et l'on charge en lest jusqu'à ce que le ni- 

 veau arrive à aS millimètres environ du sommet de la tige; 

 on la pèse avec le lest qu'elle a reçu, et son poids P' donne à 

 très-peu près son volume V en centimètres cubes. 



Soit n le degré supérieur que doit marquer l'instrument, 

 d la densité correspondante, son poids définitif devra peu 

 s'écarter de \d ou PV/, on prendra donc pour le poids m du 

 lest en mercure: 



m = Vd — p — h, 



A étant le poids de l'échelle de papier. 



Le mercure étant introduit et scellé dans son réservoir, ou 

 ajoute une échelle provisoire de poids h et l'on procède aux 

 pesées de la graduation. 



L'alcoomètre, étant muni de sa chape, est suspendu sous 

 le bassin de la balance, on le pèse dans l'air; du poids total 

 ou retranche la poids G de la chape, et l'on obtient par là sou 

 jjoids défiuitifP. 



On forme la perte de poids ./"=^ + H ([u'il doit faire 



pour le degré su|iérieur n ; on l'ajoute dans le bassin qui 

 porte l'instrument, et l'on fait la première pesée dans l'eau, 

 celle qui sert à marquer le degré supérieur au moyen du 

 repère de l'échelle provisoire. 



