( ^7 ) 

 face a reçu j/ t pendant les 5', et^ 



iif±^.< pendant,'. 



Pour mon appareil cette quantité de chaleur reçue en i' par chaque centi- 

 mètre carré, est 



0,2624 t- 



» Le pyrhéliomètre à lentille se compose d'une lentille de 24 à iS cen- 

 timètres de diamètre, d'une distance focale de 60 à 70 centimètres, au 

 foyer de laquelle se trouve un vase d'argent ou de plaqué d'argent conte- 

 nant environ 600 grammes d'eau ; la forme du vase et la disposition de la 

 lentille sont combinées de telle sorte que pour toutes les hauteurs du So- 

 leil , les rayons tombent perpendiculairement sur la lentille et sur la face 

 du vase qui est destinée à les recevoir au foyer, et à les absorber. 



» Les expériences se font comme avec l'appareil précédent, et les quan- 

 tités de chaleur qui tombent en i' sur chaque centimètre carré se déter- 

 minent par une formule analogue ; seulement il y a une correction de 

 plus à faire pour la quantité de chaleur que la lentille absorbe, et cette 

 correction se fait par la comparaison des résultats obtenus avec la lentille 

 et avec l'appareil direct. Parmi les lentilles que j'ai éprouvées, celle qui 

 absorbait le moins , absorbait encore ^ de la chaleur incidente. 



» Il est nécessaire d'employer le pyrhéliomètre à lentille lorsqu'on ne 

 peut pas faire les expériences dans un air calme ; le vent , quand il n'est 

 pas fort, n'a que peu d'influence pour refroidir pendant 5' une masse 

 d'eau de plus de 600 grammes , qui n'est élevée que de 4 ou 5 degrés au- 

 dessus de la température ambiante, en sorte que la correction reste tou- 

 jours assez petite. 



» 2. Le tableau suivant contient cinq séries d'expériences qui donne- 

 ront une idée suffisante de la marche du pyrhéliomètre direct. Les élé- 

 vations de température observées sont dans la 3' colonne ; nous indique- 

 rons plus loin comment les nombres de la 2° et de la 4' colonne ont été 

 obtenus. 



