•ùV Nivellement. Cîup. II. ^-^x 

 Ce que nous venons d'expliquer touchant la conftiu- 

 •ftion des lunettes d'approche, n'eft que par rapport à l'u- 

 fiige que l'on en fait dans les inftrurnens qui fervent à ob- 

 ferver , où l'on s'en fert au lieu de pinules ; & nous ne 

 prétendons pas y traiter à fonds cette matière , qui de- 

 raanderoit un Ouvrage entier de Dioptrique. 



JDefcri^tion du Nivea». 



La reprefentation de cet inftrument eft de telle ma^- 

 niere , que l'on peut voir le dedans , comme fi la partie 

 qui fe prefente à la vue étoit ôtée , ou bien comme fi elle 

 ccoit de verre , & que l'on pût voir au travers. 



EFGH eft un tuyau quatre qui fert pour la lunette,' 

 lequel on fait de quelque matière folide &: ferme , com- 

 me fer ou leton affez fort , enforte qu'elle ne puifTe pas 

 être facilement corrompue. 



EF eft un petit chaffis qui porte le verre avec objectif. 



GH eft un autre chaflis qui porte deux filets de ver a 

 foye très-déliez , &: tels qu'ils font fur la coque mêmeda 

 ver à foye , qui s'entrecoupent au foyer de l'objedif. 



Le verre objeftif &: ces filets ainfi attachez enfemble 

 dans ce tuyau , fervent de pinules pour le Niveau. 



Le petit tuyau D eft celui qui contient le verre ocu- 

 laire que l'on peut enfoncer ou retirer, fuivant la dif- 

 pofition de la vûë de celui qui obferve , fans que pour 

 cela il arrive aucun changement à la difpofition du verre 

 objectif & des filets, comme on a remarqué ci- devant 

 dans l'explication de la conftrudion des lunettes. 



La lunette eft fortement attachée à angles droits avec 

 ie tuyau IK , enforte que l'on ne peut pas remuer l'un fans 

 l'autre. 



L & M font deux arcboutans courbez , qui fervent 2 

 entretenir la lunette avec le tuyau IK , & pour incliner 



N n n n ij 



