66g De la Théorie 



connoîtra par ces nivellement icciproqucs de combien 

 il hauilcjOubaifTelamire, &; l'on déterminera le point oui 

 il devroit donner pour être dans le niveau apparent : alors 

 ayant haufTé ou baifle Finftrumcnt tant qu'il faudra pouc 

 voir cette marque dans la croifée des filets , on oblcrvcra 

 avec grand foin, fur laquelle des divifions qui font fur la 

 petite platine ou à côté, le cheveu ou filet du perpendicule 

 donnera, afin de l'y pouvoir remettre toutes les foirquc 

 l'on obfcrvcra pour déterminer le niveau apparent. * 



Mais fi l'on veut que le centre delà petite platine d'ar- 

 gent détermine le niveau apparent , il faudra liauffcr 

 ou baifler , le faux chaflis , qui porte les filets , par le 

 moyen de la vis qui cft au-dclfus de laboétc &c qui re- 

 poufTe le relfort en bas , comme nous avons dit dans la 

 dcfcription , enforte que la croifée des filets de foyer de 

 la lunette donne fur l'objet que l'on a déterminé pour 

 être le niveau apparent , en obfervant toujours que le 

 filet du perpendicule donne trcs-exadcment fur le cen- 

 tre de la platine d'argent qui cft au bas du niveau ; où l'on 

 doit encore remarquer , que fi l'on élcvoit, ou baiflbic 

 confiderablement les filets du foyer , il faudroit aufli éle- 

 ver ou hauflcr autant la marque à laquelle on vife, car 

 la hauteur de cette marque n'auroit pas été faite pour 

 la hauteur des filets que l'on a changez de place , mais 

 comme ils ctoient auparavant. Ce fera toujours le plus 

 commode d'ajuftcr ainfi les niveaux , afin que l'on ait un 



* si l'on ne \'eut pas corriger l'erreur de l'Intlrument par la Méthode cn- 

 feignce dans l'Article fuivant , il vaut mieux , dans les Nivellcmciis t|uc l'on 

 fera , tenir compte de l'erreur , en IsiHant le filet du perpendicule , battre tou- 

 jours fur le centre de la platme ; ce que l'on ju!;c bien mieux que s'il battoir fur 

 quelque divifion à droite ou à gauche , ou mèmt entre que!qu'unes de ces di- 

 vifions. Il cft encore fouvent plus commode & plus sûr de laidcr l'mflrument 

 dans le même état & tenir compte de Ion erreur , que de lui faire marquer la 

 Niveau apparent en haudant ou en bailiant les filets du foyer de la lunette. 11 

 faut en ce cas , faire attention que l'erreur de l'Infirumcnr que l'on connoît pour 

 une certaiiie dillance , augmente & diminue à proportion des dift.inces mêmer. 



