DU Nivellement. Chap. II. G6y 



' anùré que le centre de gravité de la croix eft précifémenc 

 ■dans la ligne droite qui joint les deux pointe de fufpen- 

 lion ; fçavoir où les deux filets font attachez aux bran- 

 ches, qui eft la première préparation neceffairc. Maisû 

 cela ne fe trouve point , on en vient à bout facilement par 

 le moyen de la virole I, en obfervant que fi la lunette 

 baifle lorfque le poids eft attaché , il faut avancer la vi- 

 role vers le verre objedif, & la retirer au contraire fila 

 lunette hauffe après avoir attaché le poids. Cela eft 

 vrai , foit que la lunette (bit à quatre ou feulement à deux 

 verres convexes; c'eft-à-dire, foit qu'elle fafle voir les 

 objets droits ou renverfez. 



L'ayant ainfi réduite à vifer au même point fans plomb 

 & avec le plomb, on la retourne fens-defifus-delTous , la 

 fufpendant par la branche qui étoit en-bas , & attachant 

 le plomb par l'autre, parce qu'il fait arrêter plus vite le 

 mouvement, & que d'ailleurs cela eft avantageux pour 

 -ce qui refte à faire. 



■(^e fi alors le fil , qui eft dans la limette , donne au mê- 

 me point de l'objet que devant , l'on eft afsûré que ce 

 point eft précifément dans le plan horizontal du centre 

 du tuyau de la lunette, comme l'on verra parla démon- 

 ftration. Mais fi le fil ne vife pas au même point on l'y 

 réduira en le hauftant ou baiflant par le moyen de la vis 

 qui eft pour cela, en obfervant de le haufter s'il hauffe, 

 &; de le baiifer s'il baifle , & en renverfant la lunette à 

 chaque corrcftion. 



Après cela l'inftrument fera parfaitement rcdifié , fans 

 qu'il importe ( ce qui eft fort confiderable ) que le verre 

 objc(n:if ni les oculaires foient bien centrez ni rangez; 

 exaâement en ligne droite : &: l'on s'en fervira enfuite 

 • avec siireté, pourvu qu'il n'y arrive point de change- 

 ment; car le fil horizontal marquera par-tout où l'on vi- 

 ;fera. l'endroit de l'objet qui eft dans le plan horizontd 



Pp^p ij 



