C 657 ) 

 entre les degrés des deux thermomètres , les expérimentateurs n'ont pas 

 enfermé une masse d'air dans un tube ihermométrique, établi par expé- 

 rience les points correspondants à la température de la glace fondante et 

 à celle de l'eau bouillante, divisé cet intervalle en loo parties égales, 

 continué les mêmes divisions jusqu'à 36o°, et enfin comparé les indica- 

 tions d'un thermomètre ainsi formé, et corrigées de la dilatation du verre, 

 avec un thermomètre à mercure, ce qui aurait rendu leurs observations 

 indépendantes de toute valeur du coefficient de la dilatation. Us n'ont 

 opéré ainsi que dans leurs observations au-dessous de o°, savoir, à — 21* 

 et à — 36°; mais entre 0° et 100°, ils n'ont fait aucune expérience, et pour 

 les températures supérieures à loo", ils ont opéré comme nous l'avons in- 

 diqué plus haut. 



n II résulte donc seulement de la table ci-dessus et du mode de calcul 

 qui y a conduit, qu'en admettant que l'air se dilate de 0.373 de son vo- 

 lume primitif, en passant de o" à joo°, et appelant ensuite 1° de tempéra- 

 ture au thermomètre d'air, chaque accroissement de o.ooSyS du volume 

 primitif de l'air à 0°, les deux thermomètres présentent les correspon- 

 dances rapportées; c'est-à-dire que, après avoir coïncidé dans un intervalle 

 de 136°, de — 36° à 100°, ils s'écartent ensuite de i°.3o dans les 5o pre- 

 miers degrés suivants, et que cet écartement s'augmente graduellement 

 jusqu'à 36o° du thermomètre à mercure, où il devient de 10°. 



» Mais depuis que les résultats précédents ont été obtenus , et en pro- 

 fitant des progrès de la science, un physicien allemand, M. F. Rudberg 

 [Annales de Physique et de Chimie j par J. C. Poggendorff, tomes XLI;;^ 

 XLUI, XLIV, année 1837 et suiv.), a entrepris inie nouvelle détermination 

 du coefficient de dilatation des gaz; et, dans une série de 12 expériences 

 faites sur l'air atmosphérique, il a obtenu le coefficient o.oo3646, qui est 

 adopté par plusieurs physiciens éminents. Dulong , qui, avant sa mort, 

 avait pu examiner le travail de M. Rudberg, en reconnaissait l'exactitude, 

 et c'est d'après son opinion que nous avons donné la préférence à ce coef- 

 ficient dans notre Théorie de la Machine à vapeur. 



» Cependant, comme la correspondance établie par Petit et Dulong 

 entre les degrés du thermomètre à mercure et ceux du thermomètre 

 d'air corrigé de la dilatation du verre, reposait essentiellement sur l'ad- 

 mission du coefficient 0.00375, nous nous sommes proposé de chercher 

 à quels résultats ces physiciens auraient été conduits à cet égard, si à 

 l'époque de leurs recherches, ils avaient eu connaissance du résultat de 

 M. Rudberg. Il est évident que leurs formules de réduction seraient alors 



