( int 2 ) 



tlu gaz, sans avoir besoin de sortir le ballon de l'enceinîe où il s'est mis 

 en équilibre de température. 



,) Cette enceinte ou cave artificielle est formée d'un grand vase cylindrique 

 en zinc dont la paroi intérieure se trouve à 2 décimètres de la paroi exté- 

 rieure. L'espace annulaire qu'elles laissent entre elles, l'espace compris 

 entre le fond intérieur et le fond extérieur, sont remplis d'eau. L'ou- 

 verture de la cave est fermée par un couvercle mobile dans l'épaisseur 

 duquel est logée une couche d'eau d'une épaisseur de 2 décimètres. 



» Le ballon logé dans cette enceinte se trouve entouré par conséquent 

 d'une enveloppe d'eau de 2 décimètres, dont on connaît la température à -^ 

 de degré près. Le ballon étant d'ailleurs muni d'un thermomètre qui in- 

 dique sa température intérieure avec la même précision , il suffit d'attendre 

 que les deux thermomètres soient d'accord pour avoir la certitude que le 

 gaz possède partout la même température, à toT7^^ degré près. 



» Il n'y aurait pas d'intérêt à pousser plus loin la précision à cet égard, par 

 la raison que dans nos ballons les plus volumineux ime erreur de -—; <^'^ 

 degré ne corresponil qu'à une erreur sur le poids de -^ ''^ milligramme, 

 poids qu'une balance chargée de i ou 2 kilogrammes n'apprécie plus. 



» Au moment où on ferme le robinet du ballon, on connaît donc la pres- 

 sion du gaz au vingtième de millimètre, puisqu'elle est égale à celle de l'air 

 extérieur exprimée par le baromètre, et l'on peut répondre de sa tempéra- 

 ture au centième de degré. 



.) Pour avoir le poids exact du ballon, il faut des précautions du même 



ordre. 



» En effet, quand le ballon est suspendu au crochet de la balance et que 

 l'observateur s'en approche pour peser, il échauffe le ballon et l'air qtù l'en- 

 toure : des courants s'établissent; le poids apparent du ballon varie sans 

 rè"le et dans des limites qui détruisent toute idée de précision absolue. 



» Nous avons fait usage d'une balance du système de Fortin construite 

 .ivec les plus grands soins par M. Deleuil, balancier de la Monnaie. Cette 

 l)alance est placée sur une large armoire doublée en plomb et garnie à l'in- 

 térieur d'une couche de chaux vive qui y maintient l'air à un état hygromé- 

 trique constant. Le ballon suspendu au crochet de la balance tlotte dans 

 cette armoire, et les portes de celle-ci étant fermées, il esta l'abri de tous 

 les rayonnements extérieurs. Un thermomètre qui donne les centièmes de 

 degré, placé à côté du ballon, donne immédiatement la température de l'air 

 de l'armoire; un baromètre placé à côté donne sa pression. 



» En général, nous ne pouvons pas peser un ballon deux fois de suite de 

 manière à trouver le même poids apparent; mais en général aussi , la tem- 



