( i3i6 ) 



>t .J'ajoiilerai le tableau de la marche ascendaïUe du n° VIII par des re- 

 cuits successifs; le zéro était déjà monte de 5 degrés parce qu'on s'était servi 

 de l'instrument depuis quelque temps pour prendre de très-hautes tempé- 

 ratures. 



" Avec le 11° VIII était d'abord un autre thermomètre dont les degrés ont 

 près de 11 millimètres; après deux recuits, le zéro était monté d'environ 

 12 centimètres; on s'est arrêté alors parce que le mercure était presque au 

 bout de sa course. 



» Tous ces tliermoniètressont en cristal de la même fonte, avec un réser- 

 voir soufflé et non pas soudé. 



>> Le rétrécissement graduel du réservoir, que nous voyons s'opérer dans 

 une si grande étendue, est une cause d'erreur dont ou ne peut pas toujoiu's 

 tenir couqite. Que le thermomètre n° X ait été maintenu pendant trois heures 

 dans un bain (jue nous supposerons être resté constamment à 44o degrés, la 

 température aura paru s'élever graduellement de i3 degrés. Si, après l'ex- 

 périence, ou prend le zéro, on verra bien qu'il s'est élevé de i3 degrés; 

 mais comme on ne connaîtra pas la marche qu'il aura suivie, il sera im- 

 possible de savoir si la tenqjérature est réellement restée fixe. Heureusement 

 le recuit offre le moyen d'atténuer, autant qu'on le veut, cette cause d'er- 

 reur; il est certain, par exemple, que le thermomètre n° VIII restei'ait main- 

 tenant trois heures dans nu bain à 44o degrés sans varier de i degré. 



" Les thermomètres XIII et XIV, faits du même tube et placés dans des 

 circonstances identiques, sont en désaccord de la degrés, parce que l'un 

 est recuit et (jue l'autre ne l'est ]ias; ici on voit nettement la cause de la 

 différence et le moyen de l'annuler. Les différences qu'on rencontre si fré- 

 quemment dans les thermomètres tiennent probablement en grande partie 



