C 3oo ) 



puisque le fil méfallique ne forme qu'un seul faisceau et c'est ce qui existe 

 en effet; dans un des appareils que j'ai construits, le fil de cuivre était 

 tellement magnétique, qu'en employant la méthode ordinaire, l'aiguille 

 pouvait s'arrêter à o°, à +20° et à — 20°, tandis que , employé comme je 

 •viens de le dire, l'aiguille dérangée de sa position revient toujours à 0°. A 

 la vérité , l'angle de déviation se trouve limité et d'autant plus que le cadre 

 est plus large; mais cet inconvénient n'en est réellement pas un, car au- 

 delà de 4o°, les intensités des courants croissent suivant une loi si rapide 

 par rapport aux déviations, qu'on ne peut rien mesurer. Dans les nouveaux 

 instruments la limite de déviation est de So". 



» L'état magnétique du système peut s'approcher, autant qu'on veut, de 

 l'état asiatique parfait, en donnant à l'aiguille compensatrice, une direction 

 convenable; et cet état primitif peut facilement se reproduire, quand par 

 une cause quelconque l'intensité magnétique des barreaux a changé , et il 

 suffit pour cela de faire varier l'inclinaison de l'aiguille compensatrice. On 

 peut aussi, par le même moyen, faire varier à volonté la sensibilité de 

 l'instrument, et le faire servir à des usages qui exigeraient des galvano- 

 mètres différents. 



» La plaque de cuivre sur laquelle est fixé le cadran, étant continue au- 

 dessous du barreau supérieur, elle agit avec une bien plus grande efficacité 

 pour atténuer les oscillations de l'aiguille, que lorsqu'elle est percée par une 

 fente, comme cela a lieu dans tous les galvanomètres. Dans ces appareils, 

 l'aiguille étant à une distance angulaire de 5o% et abandonnée à elle-même, 

 parvient au repos après 5 ou 6 oscillations, dont les amplitudes de chaque 

 côté du zéro , sont 5o , i y , 4 , 3 , o. 



» Dans la nouvelle disposition, la déviation, toutes choses égales d'ail- 

 leurs, est plus grande que dans les appareils construits avec de petites ai- 

 guilles, parce que la force qui produit la déviation est proportionnelle à 

 l'intensitémagnétique d'une des aiguilles, et que cette intensité augmente 

 avec la masse. Avec un des appareils que j'ai fait construire, une différence 

 de température de 1° dans les deux soudures d'un circuit court, fer et 

 cuivre, a produit une déviation de 25°. Une différence de 20°, dans les 

 deux soudures d'un circuit formé d'un fil de cuivre de 100" de longueur et 

 de 2"" de diamètre, et d'un fil de fer de quelques décimètres de longueur, 

 a produit une déviation de 35°. 



» Je pense que cette nouvelle disposition des galvanomètres sera utile, 

 d'abord parce qu'elle permet d'atteindre une plus grande sensibilité et 

 un degré de sensibiUté momentanée, variable au gré de l'observateur; 



