666 Centralblatt für Physiologie. Xr. 21. 



ist. Von ähnlichen Constructionen unterscheidet sich die des Verf.'s 

 durch folgende Eigenschaften: Es können, ungeachtet einer grossen 

 Empfindlichkeit des Apparates, die Versuche tage- oder wochenlang 

 Fortgesetzt werden, die Correctionswerthe und Constanten sind sämmt- 

 lich genau bekannt, die Wärmemessung kann mit einer Messung des 

 Gaswechsels verknüpft werden. 



Da eine übersichtliche Beschreibung des Apparates ohne Abbil- 

 dung nicht möglich ist, so sollen hier nur die Grundsätze, welche bei 

 der Construction maassgebend waren, aufgezählt werden. 



Der Apparat ist ein Luftcalorimeter, d. h. die Wärmequelle ist 

 von einem Luftmantel umgeben, welcher nur mit einem kleinen 

 Spirometer in Verbindung steht. Die Volumänderungen des Luftmantels 

 werden von dem Spirometer graphisch dargestellt. Um Correctioneu, 

 welche durch Aenderungen in der Temperatur des Versuchsraumes 

 nothwendig würden, zu vermeiden, ist der Luftraautel in ein Wasserbad 

 versenkt, dessen Temperatur durch eine zweifache ßegulatiou constant 

 erhalten wird. Bei dem neuen Modell grenzt das Wasser nicht un- 

 mittelbar an den zur Messung dienenden Luftmantel, sondern ist von 

 demselben durch einen lufthaltigen Isolirraum getrennt, was wesent- 

 liche Vorzüge besitzt. 



Um den Einfluss des Luftdruckes auf den Apparat zu eliminiren, 

 benutzt Verf., wie dies schon früher d'Arsonval gethan hat, ein 

 zweites Luftcalorimeter. Dasselbe hat aber bei dem neuen Modell 

 nicht mehr gleiche Dimensionen, wie das Messungscalorimeter. son- 

 dern ist kleiner und wird in dasselbe Wasserbad versenkt. Das 

 Correctionscalorimeter steht mit einem besonderen, ebenfalls kleineren 

 Spirometer in Verbindung. Die Ausschläge der beiden Spirometer 

 sind sorgfältig verglichen. Für ungewöhnlich grosse Volumschwan- 

 kungen ist eine Sicherheitsvorrichtung angebracht. 



Der Versuchsraum des Messungscaiorimeters ist durch eine 

 doppelwandige, mit Fenstern versehene Thüre zugänglich, welche 

 luftdicht schliesst. Zur Einführung von Gasen, Flüssigkeiten etc. trägt 

 sie noch zwei verschraubbare Bohrungen. Die Eespirationsluft tritt 

 von oben in den Versuchsraum ein, nachdem sie in einem Schlangen- 

 rohr das Wasserbad durchsetzt hat und dadurch auf die Temperatur 

 desselben vorgewärmt ist. Sie wird vur Eintritt in das Calorimeter 

 entweder getrocknet oder angefeuchtet, je nachdem der Versuch 

 dieses verlangt. 



Der Austritt der Luft aus dem Versuchsraum findet an der 

 unteren Wand desselben statt; bei Eintritt und Austritt der Luft wird 

 ihre Temperatur durch feine, genau verglichene Thermometer ge- 

 messen. Die Luft wird von einer grossen geaichten Gasuhr angesaugt, 

 welche nach dem Vorgange v. Voit's von einem oberschlächtigen 

 VVasserrade getrieben wird. Die Entnahme des Theilstromes der Ven- 

 tilationsluft für die Messung der Kohlensäure und des Wasserdampfes 

 geschieht durch Quecksilberpumpen, wie sie bei dem kleineren Modell 

 des Pettenkofer- Voit'schen Eespirationsapparates in Anwendung 

 sind. Der SauerstoftVerbrauch wird in bekannter Weise berechnet. 



Auf die Bestimmung der Constanten des Calorimeters ist beson- 

 dere Sorgfalt verwendet worden. Zur Prüfung derselben wurden dem 



