PES ï85 



perd dans l'eau 8 grammes de son poids et 16 dans un autre 

 liquide, ce dernier sera 2 fois plus pesant que l'eau. 



La forme des aréomètres a varié selon l'usage auquel on 

 les a destinés. Celui que Nicholson a proposé, qui a retenu 

 son nom , et dont les minéralogistes se servent presqu'exclu- 

 sivement (voyez l'article Minéralogie, tom. XXXI, p. 199)) 

 peut remplacer la balance hydrostatique. C'est un tube cylin- 

 drique, portant à sa partie supérieure une tige très-mince 

 qui supporte un plateau; au-dessous de ce cylindre est sus- 

 pendue une capsule dans laquelle on met les corps qu'on 

 veut éprouver. 



Le poids de cet instrument est tel que , placé dans l'eau 

 distillée, il ne s'y enfonce pas entièrement, et qu'il faut 

 mettre des poids dans le plateau supérieur, pour faire des- 

 cendre à fleur d'eau un trait qui est marqué sur la tige. 



Cela posé, on met d'abord dans le plateau supérieur le 

 corps proposé , et on y joint les poids nécessaires pour faire 

 descendre la marque à fleur d'eau : la différence entre ce 

 poids et celui qu'il a fallu pour produire le même effet, 

 indépendamment du corps, exprime le poids du corps dans 

 l'air. 



On le place ensuite dans la capsule inférieure, et l'on 

 charge le plateau supérieur jusqu'à ce que le trait vienne à 

 la surface de l'eau; la diff'érence entre le poids qu'on trouve 

 alors, et ctlui qui a produit le même effet sur l'aréomètre 

 avant qu'on y ait mis le corps, donne le poids de celui-ci 

 dans l'eau. Le calcul s'effectue d'ailleurs comme pour la ba- 

 lance hydrostatique. 



S'agit-il de déterminer la pesanteur spécifique d'un liquide, 

 on y met l'aréomètre, et l'on cherche le poids nécessaire 

 pour le faire enfoncer jusqu'à la marque. En y joignant le 

 poids de l'aréomètre , on aura celui du volume de fluide 

 qu'il déplace ; comparant la somme à celle du poids de l'aréo- 

 mètre , augmenté du poids qui le fait enfoncer dans l'eau 

 jusqu'à la marque , on aura les poids d"un même volume du 

 liquide proposé et d'eau , d'oix l'on conclura la pesanteur 

 spécifique du premier. Employé de cette manière, l'aréo- 

 mètre de Nicholson remplace celui de Fahrenheit. 



On pourroit encore s'en servir comme d'une balance hy- 



