THE ^C7 



imaginé à peu près en même temps par MM. Rumfort et l.cslie , 

 nommé par l'un thermoscope , et ihermornètre différentiel par l'au- 

 tre : il y a bien quelques petites différences dans les détails de 

 la construction , mais le principe et l'usage sont les mêmes. Cet 

 instrument consiste dans un tube composé de trois parties, 

 dont les deux extrêmes sont rélevées perpendiculairement 

 sur celle du milieu, et sont terminées par deux boules. La 

 branche intermédiaire renferme un liquide coloré, qui est 

 déplacé toutes les fois que la température de l'air contenu 

 dans les boules n'est pas la même. Quand une de ces boules 

 est échauffée, le liquide est poussé vers l'autre. Voilà tout 

 ce qu'on peut dire ici de cet instrument, qui sert à cons- 

 tater la différence de température de deux points peu éloi- 

 gnés l'un de l'autre. Comme c'est la dilatation de l'air qui le 

 fait marcher, il est plus sensible que les autres. 



Les liquides ne sont pas les seules substances propres à 

 faire des thermomètres; on a employé aussi les métaux. L'ins- 

 trument construit par feu M. Bréguct , étant le plus remar- 

 quable de ce genre, sera le seul dont je ferai mention. Il est 

 fondé sur le changement de figure qu'éprouve une lame for- 

 mée en appliquant l'une sur l'autre, deux lames de métaux 

 différens, par exemple, de cuivre et de fer. Si cette lame 

 est droite au moment de sa construction . et que la tem- 

 pérature vienne ensuite à augmenter, le cuivre, étant plus 

 dilatable que le fer, prendra plus d'extension, et la lame se 

 courbera de manière que la concavité sera du côté du fer. 

 Elle se seroit trouvée du côté du cuivre, s'il y avoit eu re- 

 froidissement. 



Pour augmenter ces changemens , M. Bréguet a roulé en spi- 

 rale une lame qu'il a composée de trois autres, savoir: une 

 d'argent, une d'or et une de platine; celle d'or est destinée 

 à réunir les deux autres pour prévenir les ruptures que pour- 

 roit occasioner la trop grande difféience de leurs dilatabilités. 

 L'assemblage passé au laminoir a été réduit à l'épaisseur d'un 

 50." de millimètre, et à si peu de \ olume qu'il obéit presque 

 instantanément à toutes les variations de température. La 

 lame étant fixée par l'une de ses extrémités, l'autre fait mou- 

 voir une aiguille qui indique, sur le cadran , des espaces 

 correspondans à la quantité dont la spirale se tord ou se dé- 



