6B8 CONGRÈS SCIENTIFIQUE DE FRANCE. 



des mors serait appliqué en arrière comme point d'appui et 

 l'autre en avant comme point d'action. On prétend déter- 

 miner d'avance leur degré de tension, ce qui est illusoire. 

 Le ressort français, bien préférable, quoi qu'on en dise, au 

 ressort anglais, se moule mieux que celui-ci sur la forme 

 des parties et maîtrise infiniment mieux la pelote; mais 

 souvent il a besoin de sous-cuisses. Ces ressorts se rouillent, 

 se cassent facilement et perdent leur élasticité. Les crics, les 

 vis sans fin et tous ces petits mécanismes multipliés à l'infini 

 par les inventeurs pour corriger leurs défauts, et qui n'y 

 parviennent que bien rarement, prouvent leur insuffisance. 



J'accorde qu'ils réunissent toutes les conditions signalées 

 par leurs partisans comme devant concourir à la production 

 d'une contention efficace. En opposition avec eux, je sou- 

 tiens que, même alors, ils sont essentiellement mauvais dans 

 les cas difficiles, puisque leur élasticité permet à la hernie 

 de les repousser. On les voit, dans un violent effort, céder à 

 l'impulsion et ne reprendre leur place qu'après que la hernie 

 s'est échappée. Il n'en est point ainsi du nouveau système. 

 M. le docteur Dupré repousse complètement l'élasticité 

 comme principe de la confection des bandages. Son système 

 est représenté par une tringle métallique (fil d'acier trempé) 

 pressant sur une ou deux pelotes, comme on peut le voir 

 dans le dessin. 



Ce système convient aux hernies inguinales et crurales ; 

 il convient aussi aux ombilicales et même dans tous les cas 

 de l'emploi de la ceinture hypogaslrique chez la femme. 



Son mode d'action est très-simple. Figurez-vous, dit M. le 

 docteur Dupré, un bàlon placé en travers sur le devant de 

 l'abdomen; il est appliqué sur une ou deux pelotes de 

 contention herniaire, et ses deux bouts, débordant légère- 

 ment les hanches, sont tirés en arrière. 



