666 CONGRÈS SCIENTIFIQUE DE FUANCE. 



Selon la proposition de M. le Président, la section 

 s'associe à M. le docteur Marie pour remercier l'auteur 

 de son intéressante communication. 



M. le Président annonce avoir reçu deux communica- 

 tions ; il en lit une sous forme d'aphorismes émanant 

 de M. le docteur Maillard. Elle a trait au choléra. 



M. le docteur Paradis a la parole pour lire le rapport 

 qu'il a été chargé de faire sur l'appareil hyponarthé- 

 cique présenté par M. le docteur Marquis, de Tonnerre. 



Ce rapport est ainsi conçu : 



Messieurs» 



Vous m'avez chargé de faire un rapport sur un appareil 

 pour le traitement des fractures des membres inférieurs, 

 présenté par M. le docteur Marquis, chirurf,àen en chef de 

 l'hôpital de Tonnerre. J'ai examiné cet appareil et je viens 

 vous rendre compte de mes observalions. M. le docteur 

 Dupré a Lien voulu me seconder. 



L'appareil se compose de deux attelles en fer plat, percées, 

 dans leur longueur, de deux rangées d'ouvertures. Celles du 

 bas servent à iixer la sangle qui doit supporter le membre 

 fracturé, celles du haut sont plus étendues et servent à tixer 

 au besoin les cravates ou les bandelettes du pansement. 



Ces attelles sont supportées par quatre tiges en for, qui, 

 à l'aide d'une vis sans lin, peuvent les rapprocher ou les 

 éloigner l'une de l'autre, et par conséquent tendre ou relâ- 

 cher la sangle qui y est fixée. Une semelle eu fer est à une 

 des extrémités de l'appareil ; elle est soutenue par une tige 

 verticale qui peut glisser dans un coulisseau, se rapprocher 

 ou s'éloigner à l'aide d'une vis sans fin. Celte semelle peut 



