14 JORNAL DE SCIENCIAS MATHEMATICAS 
Com o fim de o abrigar das alterações rapidas de temperatura, está 
o nivel encerrado em uma caixa de vidros; uma pequena luneta, cujo 
desenho se omittiu para não tornar mais complicada a figura 4, e que 
no instrumento se acha situado no ponto designado na mesma figura 
com a lettra wu, pôde ser dirigida para as diversas partes do nivel, e é 
por seu intermedio que se verificam as leituras. 
A luneta, cuja distancia focal eguala 2”,31, tem uma objectiva com 
07,16 de abertura. No foco desta existe um reticulo com 25 fios fixos, 
além de um movel. No cubo que separa os dois cones, que formam o tubo 
da luneta, ha uma disposição engenhosa e nova que permitte obter de 
noite, à vontade do observador, ou os fios illuminados sobre campo es- 
curo, ou fios escuros sobre campo iluminado. Para este fim a alavanca 
que atravessa o eixo horisontal é ôca, polida interiormente, e sustenta 
na extremidade opposta à luneta o espelho (h), que reflecte para o seu 
interior a luz recebida de um candeeiro (i), situado na parte mais ele- 
vada do instrumento, e munido de um tubo fixado ao tecto da casa e 
servindo de canal ao calor da luz, que por seu intermedio encontra fa- 
cil saida para a atmosphera na qual se dispersa. 
Este mesmo candieiro por meio de um curioso systema de lentes 
e espelhos com que se cerca a luz, illumina egualmente as divisões do 
nivel e as do circulo azimuthal. 
A idéa geral deste magnifico instrumento foi como já dissemos de 
W. Struve; as disposições mechanicas, imaginadas para a realisar, dos 
srs. Repsold de Hamburgo; a parte optica é de Steinheil de Munich; 
e finalmente todas as peças importantes de aço sairam das fundições de 
Krupp. 
De duas ordens são na opinião de Struve as vantagens que o em- 
prego deste instrumento deve apresentar sobre o de todos os outros 
analogos até hoje construidos. Pelo systema vulgar effectivamente, sendo 
os pilares de pedra e o instrumento de metal, o equilibrio de temperatura 
não se estabelecia nos pilares, senão muito posteriormente a ter-se reali- 
sado em todo o instrumento, o que podia produzir no decurso das obser- 
vações por causa da mudança na temperatura da sala effeituada pela pré- 
via abertura dos alçapões, uma certa alteração na posição do instru- 
mento. A circumstancia de ser todo de ferro permittindo estabelecer 
com rapidez o perfeito equilibrio de temperatura, evita no instrumento 
da Tapada este primeiro inconveniente. É porém na possibilidade do 
duplo systema de inversão que consiste como dissemos, a sua mais im- 
portante vantagem. Por maior effectivamente que seja a pericia do con- 
structor os dois braços de alavanca, em que póde decompor-se 0 eixo 
