4 TSOTA SOBRE 



sonneuve. Uma velinha de goinnia elástica mui fina e flexivel para 

 poder passar os apertos ainda os mais exagerados, e acominodar-se fa- 

 cilmente na cavidade vesical. Esta velinha é filiforme na ponta ou ex- 

 tremidade interna, e no resto da sua extensão não excede dois milli- 

 tros de espessura. Ha velinhas conductoras de l , I j e 2 millimetros 

 de grossura para servirem nos apertos de todos os calibres. Na sua ex- 

 tremidade externa está articulado e bem fixo um pequeno cylindro me- 

 tallico do comprimento de um centimetro, pouco mais grosso que a 

 velinha a que está articulado, ôco e com a superfície interna canelada 

 em espiral. Na primeira operação de uretrotomia feita por Sedillot, 

 pelo processo de Maisonneuve, succedeu desprender-se a velinha do 

 cylindro metallico e cair na bexiga, o que levou este dislincto opera- 

 dor a segurar melhor as duas peças do instrumento por meio de uma 

 pequena cavilha ou cravo metallico que as atravessa ao mesmo tem- 

 po. Tendo por acertado este meio de precaução, vou mandar empre- 

 gal-o nos meus instrumentos, que, fabricados em Paris por mrs. Ro- 

 bert e Collin, não o apresentam ainda. Esta velinha é cognominada 

 conductoia, porque depois de levada até á bexiga serve de conduzir o 

 catbeter de rego até além dos apertos, 



O segundo instrumento é um catheter de aço, com rego ou go- 

 teira na concavidade, delgado, mas de grossura variável de 2 a 3 mil- 

 limetros para os diversos casos, tendo a extremidade interna ou [>onta 

 ern parafuso para ser articulada no pequeno cylindro da extremidade 

 externa da velinha conduclora, depois d'esta ter passado o aperto e 

 haver penetrado na bexiga. Na extremidade externa tem, correspon- 

 dendo á convexidade, dois anneis que servem de pega ao instrumento. 

 Esta parte do apparelho deve chamar-se catheter conductor, pon|ue, 

 depois de se fazer chegar a sua extremidade interna ao collo da bexi- 

 ga, tendo ultra-passado os apertos, é destinado a guiar o uretrotomo. 

 Ha d'estes instrumentos com o rego na convexidade, para o caso de se 

 querer fazer a incisão inferior, que é de certo a menos conveniente. 



O terceiro instrumento, ou o uretrotomo é constituido por uma 

 haste de aço delgada, de forma proporcionada ao rego do catheter pelo 

 qual deve correr com facilidade, e de uma pequena lança que está 

 contínua na sua extremidade interna. Esta lança é uma lamina d'aço 

 ponteaguda, de forma triangular, do comprimento de 17 a 22 milli- 

 metros e de 7 a 9 millimetros na sua maior largura, com um bordo 

 cortante na extensão de 10 a 13 millimetros, desde a ponta até á base 

 onde é obtusa, e mais lai-ga para não ofíender as partes sàs da ure- 

 tra, as quaes dilata. No bordo opposto ao do gume e junto da ponta 



