52 

 tico, (le manera que las imágenes de las rayas se formasen con exacti- 

 tud en los planos de los rectículos. La regla egipcia ocupó á su vez el 

 lugar que habia dejado la española; y por medio de los movimientos 

 de sus soportes, quedó situada horizontalmente y á la altura necesaria 

 para que las imágenes de sus rayas presentasen las mismas condicio- 

 nes que las correspondientes á la regla española. Los grandes torni- 

 llos r, T' sirvieron para fijar los microscopios á la distancia determi- 

 nada por las rayas 59Í85 y 510 de la regla española, apretándose 

 después las tuercas m, ?«'. 



La pieza pq (fig. 7) tenia por objeto asegurarse de la verticalidad 

 de los ejes de figura de los microscopios. Se compone de un cilindro 

 hueco de latón, á cuyas extremidades se ajustaron en ángulo recto dos 

 reglas metálicas de igual longitud; y aplicándola con la mano al tubo 

 del microscopio por uno de los extremos de las reglas, se presentaba á 

 las otras extremidades una plomada, cuyo hilo debia coincidir con ellas 

 cuando el eje del tubo se hallase en una posición vertical; y consegui- 

 do esto con los movimientos de los dos tornillos t, t' {¡¡(js. 4, 5, 6), se 

 apretaron las tuercas para impedir todo juego al rededor del eje hori- 

 zontal del microscopio, fijándose por último las sobremuñoneras ss, s's', 

 de los cOEfinetes. 



Establecidos definitivamente los microscopios en la posición más 

 á propósito para observar , se fijaron con cera á los tubos exte- 

 riores, los interiores que llevan el sistema óptico; y se destornillaron 

 las llaves i para que no se variase inadvertidamente la situación de los 

 microscopios en sentido vertical. 



Sobre una mesilla O {fujs. 1, 2, 5) se dispuso un termómetro cen- 

 tígrado //, para conocer aproximadamente las variaciones de tempera- 

 tura de la sala; y á la inmediación de los microscopios se colocaron 

 dos taburetes .Y, X' , para los observadores, que debian observar sen- 

 tados. 



