5ii 



Terminadas que fueron las comparaciones, se hizo una nivela- 

 ción general de los catorce apoyos de las reglas de platino de ambos 

 aparatos , 



Para conocer el valor angular de las divisiones ó partes del nivel 

 de la regla egipcia y del empleado en las nivelaciones de los ejes de 

 los microscopios al principio y fin de cada dia, se hizo uso de una 

 probeta ó examinador de niveles, en la cual el paso de rosca del tor- 

 nillo produce un valor angular de 59", 16, hallándose dividido en 60 

 partes el tambor de la cabeza del tornillo. El nivel de la regla española 

 habia sido ya estudiado anteriormente ('). 



(*) Experiencias, etc. Apéndice, núm. 1. 



