FORMULAS RELATIVAS A LA COMPARACIÓN. 



Si, conservando las notaciones de la obra Experiencias, etc., se de- 

 signa por: 



C... la distancia entre los ejes ópticos de los microscopios del com- 

 parador, contada sobre la regla, 



p", p' ... los promedios de las lecturas micrométricas hechas con los 

 microscopios Norte y Sur, sobre el platino de la regla española en cada 

 una de las comparaciones, 



/", /'... los promedios análogos para el latón, 



A", A'... los valores de las vueltas ó pasos de rosca de los micróme- 

 tros Norte y Sur, en función de las divisiones de la regla española, 



N... el número de divisiones de la misma regla comprendidas entre 

 las dos rayas observadas, 



R... la longitud del intervalo comprendido entre las rayas observa- 

 das á la temperatura en que la regla de platino y la de latón tienen la 

 misma longitud, 



r... la relación que existe entre la dilatación de la regla de platino 

 y la diferencia de dilataciones del latón y del platino, 



10", 000.;. las lecturas correspondientes á los dientes centrales de 

 los peines de los micrómetros, 

 y haciendo para simplificar. 



se tendrá: 



h" ip"- 10,000) — // (// — 10,000) = Q 



C N + Q 



{«) 



(í) 



R N — rM 



Adoptando las mismas notaciones, afectadas del índice I, para la 

 regla egipcia, se tendrá igualmente: 



C N. + O. 



R. N.-r.M. 



(2) 



