ent 
RE —— 
DESCRIPTION ET USAGE 
DES 
INSTRUMENS MÉTÉOROLOGIQUES 
DE M. J. LESLIE. 
EXTRAIT ET TRADUIT DE L’ANGLAIS 
PAR J.-B. F. Srépa. AJASSON DE GRANDSAGNE. 
L Thermomètre différentiel. 
L: thermomètre à air, susceptible d’ailleurs de grandes variations, 
devient tout-à-fait sans usage, parce qu’il est affecté non-seulement 
par la température du lieu où il est placé, mais encore par la 
pression atmosphérique à laquelle il est soumis. Une modification 
assez simple peut le convertir en un instrument d’une grande utilité 
dans les différentes recherches de physique où l’on a besoin d’une 
grande sensibilité. Pour construire cet instrument, on souflle une 
boule de verre à l'extrémité d’un tube de même matière: puis on 
soude ce tube à un autre plus long, et terminé également par une 
boule contenant de l’air comme celle de l’autre tube » Mais renfer- 
mant en outre une petite quantité d’un liquide coloré. Alors on 
courbe le tube à la flamme d’une lampe d’émailleur, et on lui 
donne à peu près la forme de la lettre U. Quant à la hauteur du 
