288 INSTRUMENS MÉTÉOROLOGIQUES 
tique. Déterminer avec soin et promptement la quantité d’évapora- 
tion produite sur une surface pendant un temps donné, est une con- 
noissance importante non-seulement en météorologie, mais encore 
en agriculture et dans les arts. L'évaluation de la vaporisation qui 
se produit à la surface du sol est d’une importance presque égale à 
celle de la connoissance de la pluie qui tombe, et seroit d’un grand 
avantage aux fermiers pour les diriger dans leurs opérations. De 
la dispersion rapide de l'humidité dépend la bonne construction des 
séchoirs, qui trop souvent sont bâtis sans habileté et d’après des 
principes erronés. 
VI Æthrioscope. 
Cet instrument est le dernier et le plus curieux de ceux qui peu- 
vent étendre nos connoissances météorologiques. Son nom dérive du 
mot grec qui signifie sérénité, fraicheur, idées qui s’unissoient in- 
timement dans l'esprit des anciens poëtes. L’æthrioscope exposé en 
plein air indique les impressions variables de fraicheur qui sont 
dans tous les temps envoyées des régions supérieures de l’atmos- 
phère vers la surface du globe; ce n’est qu’une modification très- 
légère du pyroscope que l’on a préservé de l'influence de la lu- 
mière et de l’agitation des vents. Le simple pyroscope en effet, 
abrité des rayons solaires, exposé dans une atmosphère sans nuage, 
et pendant un temps calme, indiquera les impressions de frai- 
cheur en s’élevant de 5 à 10 degrés millésimaux. Mais ces indica- 
tions ne peuvent être satisfaisantes tant qu’elles sont affectées de l’in- 
fluence de la lumière et de l’action perturbatrice des vents. [/ac- 
tion de cet instrument peut être augmentée et rendue plus sûre en y 
ajoutant sous la boule sensible une petite coupe hémisphérique de 
métal. Et de là à la métamorphose complète du pyriscope, il n’y a 
plus qu’un pas. 
Les deux causes perturbatrices provenant de la lumière ou du 
vent sont exclues ou prévenues en adaptant le pyroscope à la ca- 
