(212 ) 
wel voor eene bruikbare bijdrage zal kunnen gelden. Wat 
betreft de andere genoemde spectra, deze geloof ik, dat tot 
nog toe miet zijn gepubliceerd. Als electriciteitsbron heb 
ik voortdurend gebezigd een inductiestoestel van rruMKORTr, 
groot model met condensator, die in werking gebragt werd 
door zes elementen van erovE van de gewone grootte en 
waarbij de geïnduceerde stroom ook nog gecondenseerd werd 
naar de wijze van Grove, door eene Leidsche flesch van 15 
vierkante decimeters bekleede buitenste oppervlakte. De 
afwijkingen der onderscheidene strepen werden gemeten met 
een goniometer van BABINEr, die tot minuten kon worden 
afgelezen en waarop een gelijkzijdig flintglasprisma van 
MERZ geplaatst werd, dat ik ten vorige jare zelf in de fa- 
briek had besteld en van het meest brekende flintglas is, dat 
men mij kon leveren. De hoogte van dit prisma bedraagt 
ongeveer 3,3 centimeters en elk der zijden zijner doorsnede 
is ongeveer 2 centimeters; de brekingscoëfficient bedraagt 
volgens de bijgevoegde: opgaven van arenz 1,643226 en 
het verstrooijend vermogen 0,0687787. Met genoemden 
goniometer, die echter in naauwkeurigheid niet geëvenre- 
digd is aan de voortreffelijkheid van het prisma, vond ik 
de volgende afwijkingen met zonlicht. 
Voor de 
Red afwijking. de brekings-coëfficient 
B 49° 21',88 1,63190 of in log. 0,2126949 
C 84,20 1,63598 ri 0,2132473 
D 50° 5/, 7 1,63925 _ „ _ 0,2146449 
EF 48! AT 1,64635 3 0,2165163 
F 51° 21,10 1,65269 / 0,2181909 
G 52° 43', 6 1,66514 ri 0,2214520 
De tiende deelen in de minuten ontstaan hier, doordien deze 
uitkomsten het midden van drie metingen zijn ; de afwijkin- 
gen werden bepaald links en regts van het nulpunt, waar- 
