(245 ) 
den graad des vochtwegers soms twee verschillende sterkten 
aanwijzen. 
Men zal dus, om de naauwkeurigheid van één honderdste 
van de belastbare hoeveelheid grondlikeur te bereiken, vocht- 
wegers moeten gebruiken, die vijf maal verder gaan, en dus 
vijftigsten van graden aangeven, waardoor in de bepaling 
van het soortelijk gewigt van ruwnat eene naauwkeurigheid 
van P à 2 tienduizendsten verkregen wordt. De vervaardi- 
gip var zulke vochtwegers schijnt aan geen belangrijk be- 
zwaar onderhevig. Zij behoeven hoogstens twee graden te 
omvatten, b.v. van 1°, 5 tot 3°, 5, en zijn dan geschikt voor 
gedestilleerd van alle sterkten tusschen: 16 pCt. en 31 pCt., 
en ‘bij alle temperaturen van 80° tot 85° PF. Behoudt men 
dus dezelfde lengte en dikte der buis als bij de tegen- 
woordige vochtwegers voor ruwnat, die van 0° tot 10° gaan, 
zoo zal alleen aan den bol een vijfmaal grooter volumen 
moeten gegeven worden, hetgeen tevens eene vijfmaal groo- 
tere: kwikmassa als ballast noodzakelijk maakt. De schaal- 
deelen daarentegen zullen even groot zijn als thans, en 
men zal op den nieuwen vochtweger vijftigste graden met 
dezelfde scherpte kunnen aflezen, als thans tiende graden. 
Het is welligt niet overtollig, de overige omstandighe- 
dén, die op de juistheid der aanwijzing van den vochtweger 
invloed hebben, kortelijk na te gaan; ten einde daaruit 
blijke, dat, bij inachtneming der noodige voorzorgen, de 
hier vereischte naauwkeurigheid werkelijk te bereiken is. 
Het volumen van den glazen bol verandert met de tem- 
peratuur. De vochtweger; bij eene zekere temperatuur ge- 
gradueerd, zal dus bij eene andere ophouden het soortelijk 
gewigt juist aan te wijzen. Voor deze bron van onnaauw 
keurigheid is echter reeds door rrarres in zijne derde ta- 
fel de noodige correctie aangebragt. Zij geeft de soortelijke 
gewigten der alcoholische mengsels niet zoo als zij werkelijk 
zijn, maar zoo als zij gevonden worden bij gebruik een 
