(246 ) 
glazen vochtwegers, die bij 609 #/, gegradueerd is. Deze 
temperatuur is ook de normaal temperatuur van den Neder- 
landschen vochtweger. De correctie heeft dus onveranderd 
in de herleidingstafels der administratie kunnen overgaan. 
De buis behoort volkomen eylindrisch te zijn. Wijkt zij 
merkbaar van dien vorm af‚ zoo geven de aanwijzingen van 
de in gelijke deelen verdeelde schaal onjuiste uitkomsten, 
Een bekwaam werkman kan echter de fout, uit de niet 
volkomen eylindriciteit der buis ontstaande, bij het maken 
der schaal elimineren. Hij meme de inzinking van den 
vochtweger niet slechts in twee, maar in meer vochten van 
verschillend en vooraf door hydrostatische weging naauw- 
keurig bepaald soortelijk gewigt waar. Hierdoor verkrijgt 
hij op de schaal meerdere vaste punten, naar welke hij hare 
verdeeling regelt. 
Eene laatste en belangrijke oorzaak van storing vindt 
men in het opklimmen van het vocht langs de oppervlakte 
der buis, ten gevolge van capillaire werking. Het gewigt 
van den opgeheven vochtring, dat zich bij dat des vocht- 
wegers voegt en hem lager doet. zinken dan anders het ge- 
val zoude zijn, is veranderlijk met den toestand der 
oppervlakte van het glas, met de natuur van het vocht en 
met zijne temperatuur. Maar deze storende oorzaak bestaat 
ook bij het gradueren der buis, tijdens de vervaardiging 
des vochtwegers. Is zij dus bij het later gebruik even groot 
als toen, zoo kan hieruit geene fout ontstaan. Men bereikt, 
dit voor het grootste gedeelte, indien 1° de oppervlakte 
der buis steeds zuiver gehouden en dus vóór het gebruik 
van alle stof en vettigheid gereinigd wordt, 2° de gra- 
duering plaats heeft bij eene gemiddelde temperatuur door 
indompeling in hetzelfde vocht, voor welks meting de vocht- 
weger bestemd is, dus in het onderhavige geval in slappe 
mengsels van alcohol en water, of bij voorkeur in ruwnat. 
De verandering, die het gewigt des opgeheven vochtrings 
