(241 ) 
bij hoogere of lagere temperatuur ondergaat, blijft dan al- 
leen onverbeterd over, maar is te gering om in aanmerking 
te komen. 
Bij het aanwenden der gemelde voorzorgen zal dus de 
nieuwe vochtweger de verlangde naauwkeurigheid bezitten 
en aan alle billijke eischen der branders voldoen. Het be- 
hoeft miet gezegd te worden, dat de tafels ook hiermede 
overeenkomstig moeten worden uitgebreid, zoodat de aan- 
wijzingen des vochtwegers in vijftigste graden en de sterkte 
in vijfde procenten aangegeven worden. 
Tot verzekering eener goede uitkomst, is echter vooral 
noodig, dat de vochtwegers, welke aan de beambten der ad- 
ministratie worden afgegeven, vooraf door een deskundige 
aan eene zorgvuldige verificatie worden onderworpen, waarbij 
elke vochtweger onderzocht worde in ten minsten drie proe- 
ven ruwnat van verschillende sterkte, wier soortelijke ge- 
wigten naauwkeurig bekend zijn. 
Bezit de deskundige eenen normaalvochtweger, van welks 
deugdelijkheid hij zich vooraf verzekerd heeft, zoo is het 
voldoende, de te onderzoeken vochtwegers in drie of meer 
proeven ruwnat met dezen te vergelijken, zonder dat het 
noodig is hare soortelijke gewigten te kennen. Geen vocht- 
weger moet worden goedgekeurd, bij welken de afwijking: 
één schaaldeel of meer bedraagt. 
Daar verder de temperatuur van het vocht een belangrijk 
element is bij de bepaling der sterkte, zullen ook de ther- 
mometers, welke de beambten bezigen, aan eene verificatie 
moeten onderworpen zijn geweest. Het schijnt zelfs miet 
overbodig deze van tijd tot tijd te herhalen. De ondervin- 
ding toch heeft geleerd, dat het nulpunt der meeste ther- 
mometers zich na hunne vervaardiging allengskens verplaatst, 
zoodat de temperatuur één of twee graden te hoog aange- 
geven wordt. Wen verschil van 1° £. heeft, bij de tempe- 
ratuur van 55 tot 60°, op de bepaling van de sterkte var 
