( 98 ) 



lengte der glazen staven, bij eene temperatuur van O', blij- 

 ken zal niet meer dan i ?i 2 duizendste mm. vnn den 

 standaard-nieter te verschillen, wanneer het mikroskoop 

 op de kruispunten ingesteld wordt, zooals wij dit gedaan 

 hebben, en later zal opgegeven worden. Het verschil der 

 persoonlijk-e fouten tussohen de HH. stamkart en üude- 

 MANs beloopt daarbij ongeveer 1\- duizendste mm. 



De commissie stelt zich voor om nogmaals eene verge- 

 lijking te maken tussohen de ellen onderling, en om, 

 hetzij nu, hetzij later, de absolute uitzetting van twee gla- 

 zen staven te bepalen, die één geheel uitgemaakt hebben 

 met het glas waaruit de ellen gesneden zijn. — Door de 

 beide vergelijkingen der ellen met den standaard-meter 

 in Oclober en in Februarij, zijn echter voor alle gewoon- 

 lijk plaats hebbende temperaturen de verschillen der gla- 

 zen ellen met den standaard-meter bepaald. De verschil- 

 len dierzelfde ellen met den meter van van swixden 

 kunnen ook opgegeven worden. 



Aan de commissie was nog opgedragen de vergelijking 

 der glazen meters met den Engelscheu yard. — Deze 

 vergelijking is nog niet gedaan, maar genoegzaam voor- 

 bereid, zoodat hiermede, — zoodra tijd en gelegenheid dit 

 toelaten, — voortgegaan kan worden. 



Wij gaan nu over tot hetgeen verrigt is in betrekking 

 tot de kilogrammen. — De vergulde stukken, die tot ko- 

 pijen gemaakt moesten worden, zijn alle iets te ligt ver- 

 vaardigd, maar van afschroevende koperen knoppen voor- 

 zien, ten einde, door het bijvoegen van kleine stukjes 

 platina-draad in holten onder die knoppen aanwezig, tot 

 het juiste gevvigt gebragt te kunnen worden. Het eerste, 

 dat te doen was, was de bepaling van het soortelijk ge- 

 wigt van elk der stukken in het bijzonder: dit is geschied 

 door weging in gedistilleerd water. Daarna zijn de stuk- 

 ken gewogen; het gewigt der bij te voegen draadjes be- 



