des bouches à feu en fonte et en bronze , e!c, 135 



sur deux génératrices, ne doit éprouver aucun bnlloiiemeni, quelle 

 que soit ilu reste la position de la pièce autour de son axe 

 supposé liorizoïital. 



Lorsque la courbure de l'ame est plus prononcée , comme 

 cela arrive quelquefois dans un premier forage, on en détermine 

 plusieurs points à l'aide du compas d'épaisseur. 



AETICLE V. 

 SONDES DE REBUT POUR l> LUiniÈRE DES BOUCHES A FEU NEUVES. 



Cette sonde est la même que celle de réception , à l'exception 

 que les diamètres sont plus forts de 0°'00023 , ou un quart de 

 millimètre environ. 



AETICLE TI. 

 ETALON A COULISSÉ ET A VERNIER. 



L'étalon à coulisse et à vernier (fig. 12, planche XXXIV) , sert 

 à vérifier l'exactitude des autres instruments ; on l'emploie le 

 plus rarement possible afin de le ménager. Il a ordinairement 

 peu de longueur, 0",G0 à 0°',7J5 , et se compose d'une règle 

 divisée , avec un talon fixe en acier à une extrémité , et d'un 

 talon mobile ajusté sur une boite coulante emboîtant la règle. 



Une ouverture, percée sur la boîte coulante, permet de voir 

 les divisions delà règle , et un vernier, tracé en regard, fait 

 apprécier les longueurs avec une approximation de un déci- 

 millimètre. Une vis de pression , traversant la boîte coulante, sert 

 à la fixer en une place quelconque. 



Chaque talon a deux branches , une à pointe et l'autre à arêtes 

 parallèles entre elles et perpendiculaires à la règle. 



Les branches à pointes servent à mesurer les longueurs ex- 

 lérieures des objets : les autres sont utilisées pour prendre les 

 dimensions intérieures des objets creux. 



AB (Cg. 12) Règle à talon fixe. 



CD Taion fixe. 



E F Talon mobile. 



G H Boite coulante avec ouverture sur la règle et vernier. 



I Vis de pression. 



C, E, Pointes des talons. 



F, Dy Extrémités des branches à arêtes paiallèJes. 



