222 CoQUiLiiAT — Cours élémentaire sur la fabricatinn 



Les deux ercmaillèrcs marchant en même temps, leur distance 

 augmente on diininue dd double de l'espace franchi par chacune 

 d'elles, et l'augmentation ou la diminution de l'inlervalle entre 

 leurs extromiiés, esta l'arc parcouru par la pointe de l'aiguille, 

 comme le double du rayon du pignon est à la longueur de [l'ai- 

 guille. 



Les plus petits accroissements ou diminutions sont donc accu- 

 sés par des iniervalles très-visibles sur l'échelle il'agrandissement. 

 Celle-ci est divisée de telle sorte (|uc cha(|ue division correspond à 

 une aiigmenlalion ou diminution de 0"'°1, dans le diamètre de 

 l'ame. 



Le zéro de l'échelle est au milieu du liadDC et correspond au 

 diamètre exact indiqué par les tables de construction pour l'ame 

 du mortier. 



Figures 9, 10 et H, planche XXX5V, étoile mobileà crémaillère. 

 a a (fig. 10 et il) Plaque de suppni-t des crémaillères. 

 b b b (fig. 11) Crémaillère munie de sa pointe en acier. 

 6' 6' 6' Crémaillère dégarniede sa pointe. 

 d d, d' d' (fig. 10 et 11) Anneaux carrés assurant la direction des 



crémaillères. 

 c c (fig. 10) Boite entourant le pignon, et échancrée en deux 



places pour le passage des crémaillères. 

 ee (fig. 11) Pignon denté. 

 f f Croisillon fixé à la plaque dcsupport. 



g g (fig. 10) Tringle servant d'axe au pignon et traversant le sup- 

 port. 

 i Poignée de la tringle 



h h Hampe assemblée avec la boîte et servant d'étui à la tringle. 

 k k (fig. 9 et 10) Aiguille fixée à la tringle. 

 1 1 (fig. 9) Echelle d'agrandissement. 

 m m (fig. 9 et 10) Croix à talons , mobile sur la hampe. 

 n (fig. 10) Vis de pression servant à fixer la croix sur la hampe. 

 Talons des branches de la croix. 



Quelle que soit la précision de l'instrument et les précautions de 

 ceux qui s'en servent, l'aiguille peut ne pas toujours coïncider 

 avec le zéro de l'échelle , bien que la dislance entre les pointes des 

 crémaillères soit égale au calibre réglementaire : il faut dans ce cas 

 fixer le point de départ des augmentations ou diminutions de calibre. 



On se sert à cet effet de la règle à talons (fig. 7) en acier, ayant 

 à SCS extrémités deux saillies ou talons a a, dont l'intervalle est ri- 



