( IS'i ) 



iuiiiv.uiii; van 185(i besteld, eerst weinige weken yóür liet 

 \crtrek van genoemden liooglecraar op de sterrewaclU aan- 

 kwam. Mede behoorde onder deze de meridiaankijker, die 

 zeer velo verbeteringen ondergaan had. Hij werd niet een 

 nieuw objectief van stkiniieil voorzien; de inrigting der 

 pannen werd verbeterd, daar deze aanvankelijk zooveel spe- 

 ling hadden, dat de kijker zich bijna 1' in azirauth kon 

 verplaatsen, liet veel Ie trage niveau werd door een van 

 KEPSOLD vervangen. Voorts werd er eene klemming aauge- 

 bragt, om den kijker in eenen bepaalden stand vast te zet- 

 ten, benevens eene schroef voor fijne beweging. De kijker 

 rustte in den meridiaan op twee steeneu pilaren ; twee andere, 

 die in den 1^ verticaal Maren opgerigt, veroorloofden het in- 

 strument ook in deze rigling te plaatsen. In dezen stand 

 werd eene poging ondernomen, om, volgens de methode van 

 uESSEL, de breedte te bepalen door passages in den 1 \'crticaal. 



BESCHllIJVINC DElt INSTRUMENTEN. 



Tegenover genoemden kijker was in den meridiaan een 

 universaalinsfruinent van troughton opgerigt, dienende tot 

 rectificatie. Hoor omlegging was de collimatiefout dus zeer 

 ligt te bepalen en te verbeteren, waarbij steeds de bekende 

 methode van oauss, om de kijkers op elkander te rigten, 

 werd gevolgd. De kleiue overblijvende fout in colliiïiatie 

 werd vervolgens door omlegging van den kijker bij de waar- 

 nemingen geëlimineerd. Een bok op rollen maakte het om- 

 leggen van het instrument zeer gemakkelijk. De kijker is 

 1.4.6 el lang, en heeft 8 Ned. duim opening. Tn het brand- 

 punt van den kijker was een dradennet gespannen, be- 

 staande uit 7 draden, waarvan echter alleen de drie mid- 

 delste bij deze waarnemingen gebruikt werden, daar de an- 

 dere te ver verwijderd waren van het midden. 



Hoewel er op het observatorium twee universaalinstru- 



