( i'->o ) 



Om don kijker in don 1" verticaal te stellen, werd cciic 

 passage van eene ster waargenomen, die b. v. op 45' hoogte 

 den verticaal bereikte. Er was geene gelegenheid om lagere 

 sterren waar te nemen. De doorgangstijd werd dan met den 

 berekenden vergeleken, en het verschil met 15 Sin. ip {<p de 

 breedte) vermenigvuldigd, waardoor men de azimuthfout in 

 boogsecunden verkreeg. De fout werd dan verbeterd door 

 het universaalinstrumcnt weder tegenover den kijker te 

 plaatsen, en door beide op elkander te rigten volgens de 

 bekende methode. 



Eene kleine fout kwam niet in aanmerking, daar bij 

 72",9 verschil van den verticaal, de fout in breedte eerst 

 0'',01 bedraagt. (Zie oüdemans Diss. pg. 49). 



Bij dezen kijker was een nieuw niveau aangebragt, ver- 

 vaardigd door EEPSOLD. üe waarde der deelen was volgens 

 de bijgevoegde opgave 0,90 in boogsec. Ter controlering 

 werd de waarde der niveaudeelen nogmaals bepaald op het 

 universaalinstrument van tuoughtox, hetgeen op de ge- 

 wone wijze geschiedde, door de verplaatsing der bel te be- 

 palen voor den schroefomgang van cenen der pooten. 

 Van de drie pooteu staat 



Poot A in eenen kuil. ^~, 



,/ B in eene sleuf gerigt naar A. ' 

 1/ C op eene platte vlakte. 

 De afstanden waren : 



AB = 391.55 

 BC = 391.10 

 AC = 391.15. 



Hieruit werd voor de waarde der loodlijn uit A op BC 

 nedergelaten, gevonden 



l = 338. 9S 



volgens de bekende formule 



2 



l = - 1/ « (s — a) {s — b) (s — c), 



de zijden a, b, c, en s de halve som der zijden noemende. 



