34 EXPÉRIENCES HYDRAULIQUES 
s’en servir. On l’a remplacé en 1830 par une puge k (pl. 4, fig. 
29, 30 et 31) construite en maçonnerie de briques et mortier hy- 
draulique. Son fond a 1",00 d'épaisseur, et ses murs d'enveloppe 
0,50. À l'intérieur, ses parois sont recouvertes d’une couche de 
ciment romain bien unie, et à l'extérieur elles sont soigneusement 
jointoyées avec le même ciment. Elle est divisée en deux compar- 
timents par un mur dans lequel on a ménagé une ouverture fer- 
mée par une vanne, pour recevoir à volonté la dépense des ori- 
fices dans un seul de ces compartiments ou dans les deux réunis, 
et une pareille ouverture est pratiquée dans le côté d’aval, pour 
évacuer, après chaque expérience ; le produit de écoulement dans 
la basse Moselle. Toutes les pentes du fond sont, à cet effet, di- 
rigées vers ce point. 
55. L'un des murs du compartiment d’aval est interrompu, 
sur une longueur de 0,09, par une coupure verticale débouchant 
dans une case carrée { de 0",20 de côté, qui forme ainsi la conti- 
nuation de ce compartiment, et dont le devant est fermé par des 
planches simplement engagées dans deux rainures verticales, afin 
qu'on puisse les mettre et les retirer à volonté. Au fond de cette 
case, est scellé un écrou pour recevoir une verge en fer avec cur- 
seur m, destinée à mesurer la hauteur du niveau de l’eau dans la 
jauge, et en avant se trouve un puits », où se tient un aide pour 
observer, au moyen d’un miroir (42), l'instant du contact de la 
pointe avec la surface du liquide et lire les indications du vernier. 
Cette opération se faisait avec la plus grande précision, parce 
qu'on avait toujours le soin de n’élever la fermeture en planches 
du devant de la case /, que de quelques centimètres au-dessus du 
niveau de l’eau, en sorte que l'observateur pouvait s'approcher du 
curseur autant qu'il le voulait. Les oscillations étaient d’ailleurs 
fort peu sensibles dans la case, non-seulement à cause de la peti- 
tesse de ses dimensions et de celles de la coupure de communi- 
cation avec la jauge , mais encore parce qu'on barrait, au besoin, 
cette coupure par une ventelle percée de nombreux trous de vrille, 
qui, tout en arrêtant les oscillations, laissait au liquide un passage 
