166 DU MOUVEMENT DE L'EAU 
l'eau de monter dans les tubes qui renfermaient quelquefois de 
l'air logé entre deux colonnes d’eau ; à ouvrir les robinets d’écou- 
lement placés au-dessus des robinets d'arrêt, pour vider l’eau con- 
tenue dans les tubes, et enfin à ouvrir brusquement les robinets 
d'arrêt après avoir fermé les autres. 
Les manomètres à mercure étaient placés sur deux planches 
fixées derrière le poteau A. Des communications avec les mano- 
mètres à eau avaient été établies en FR,, GR,, HR,, JR,. Lorsque 
l'on opérait avec les manomètres à eau, les robinets R,,R,, R,,R, 
restaient fermés. Lorsqu'on arrivait dans les hautes charges, on fer- 
mait les robinets r,,, r,, r,. Le robinet r, pouvait rester ouvert, parce 
que la charge au premier manomètre n’atteignait Jamais 6 mètres. 
C'était un moyen de contrôler la hauteur donnée par le mano- 
mètre à mercure en R,, en tenant compte de la différence du 
niveau des échelles. 
Le zéro de l'échelle des manomètres à eau était ala cote 68,244 
Celui des manomètres à mercure, à.. ......... 68,204 
Un manomeètre à mercure se composait d’une branche en tuyau 
de plomb AB (pl: IE, fig. 5) avec renflement en À, et de deux 
tubes en verre BC, CD; en E une poche en caoutchouc remplie 
de mercure, que l'on introduisait par la pression dans les deux 
tubes en verre. Cette poche servait aussi à recevoir le mercure 
lorsqu'on voulait décharger les manomètres. Souvent il fallait cal- 
culer approximativement rs quantité de mercure à mettre dans les 
tubes. Si l’on en versait trop, il en sortait par l'extrémité D, et si 
lon n’en mettait pas assez, tout s'échappait par cette extrémité à 
raison de la pression liquide. L'ouverture trop brusque d’un ro- 
binet produisait le même effet; quelquefois on a été obligé de 
verser le mercure par l'orifice D. Dans ce cas, comme il se logeait 
de l'air entre deux colonnes de mercure, on introduisait un fil de 
fer dans le tube pour faire sortir l'air. Dans la pièce en cuivre qui 
reliait en B le tuyau en plomb avec le tube en verre, on avait 
ménagé un tube en cuivre muni d'un robinet pour permettre l'in- 
troduction d’un fil de fer dans le tube en verre, afin de le purger 
