450 RECHERCHES EXPÉRIMENTALES 
phérique, est égale à 1%,176; elle doit être évidemment retran- 
chée de 2019"%,605 ci-dessus indiquée. Mais il faut, de plus, 
tenir compte des poids inégaux des colonnes d’air de même den- 
sité, comprises, l'une entre le sommet U du manomètre et la 
surface S de l’eau dans sa branche descendante, l’autre entre le 
même sommet U et la surface du liquide de l'ampoule. La pre- 
mière colonne a pour hauteur 2377"%"; la seconde, qui agit en 
faveur de la pression qu’on cherche, a 1260®%% : on a donc à éva- 
luer le poids d’une colonne d’air de 2377%—1260—1117"" 
à une pression composée, de la pression ambiante 760%, et du 
poids de la ui d’eau du manomètre, 2033, 16; c’est-à-dire 
2033°%,1 
nn 
atmosphérique serait de 1%%,432 d’eau; mais à celle de 909"",82, 
il est de 1"",714 d’eau. Cette dernière quantité et la précé- 
dente 1,176, entrant par soustraction dans la pression que 
nous voulons évaluer, il viendra alors 
760m+ — 909"%*,82 en mercure. Son poids à la pression 
2019%%,605 — 1,176 — 1,714 — 2016%%,715. 
21. Nous pouvons maintenant exposer la marche suivie pour 
déterminer la capillarité de l’ampoule. Cette capillarité doit en- 
core être retranchée de 2016"",715. En effet, supposons que 
l'écoulement cesse en un instant donné : on aura la pression indi- 
quée précédemment, moins la colonne de liquide qui est soule- 
vée par suite de la capillarité du verre, dans le point de l’'ampoule 
où le liquide s'est arrêté. Or, cette capillarité s'exerce incessam- 
ment pendant tout le temps de l'écoulement, avec une intensité 
variable depuis l'indice c jusqu’à l'indice e; c’est cette capillarité 
totale qu’il nous faut obtenir. Le tube d ayant été remplacé par 
un autre, afin que l'écoulement fût plus rapide, on a cherché le 
temps que mettait à s’écouler, à la température de 10° c. du ré- 
cipient, l'eau de l'ampoule comprise entre c ete; on a obtenu 
4" 18" 15" sous la pression apparente de 647"",485 détermi- 
née en procédant comme nous venons de le dire (18, 19, 20). 
