458 RECHERCHES EXPÉRIMENTALES 
Le mode de mensuration par la camera lucida, qui, seul, doit 
être employé dans le cas où le tube est ovalaire, ne demande 
qu'un temps fort court, comparé à celui qu’exige l'emploi du 
mercure; ainsi, on a été plus de douze heures pour obtenir 
les 11",037, qui représentaient la hauteur du cylindre de mer- 
cure. Cette circonstance, et les petites erreurs qui peuvent se 
glisser dans les mesures des nombreuses colonnes de mercure, 
nous ont fait préférer, toutes choses égales d’ailleurs, l'usage de 
la camera lucida. 
On pourrait aussi, si on ne voulait pas se servir de compas, 
remplacer la camera lucida d’Amici par son miroir percé. Alors on 
se sert du microscope vertical; une mire est placée verticalement 
à une certaine distance du microscope et offre une échelle dont 
un certain nombre de divisions se trouvent occupées par l'image 
amplifiée du tube qu'on veut mesurer. En donnant au disque 
diverses positions sur la platine du microscope, on peut s'assurer 
si la cavité du tube est circulaire, et ensuite la mesurer avec un 
degré d’exactitude qui laisse peu de chose à désirer, en augmen- 
tant la distance de la mire au microscope. Ce moyen de men- 
suration est dû à M. Charles Chevalier. 
33. Nous ferons, .au sujet de la mesure des objets à l'aide de 
la camera lucida où du miroir percé d’Amici, une remarque sur 
une erreur qui pourrait se glisser à l'insu de l'observateur et qui 
n’a pas fixé l'attention des micrographes. Si, pour mesurer le pou- 
voir amplifiant du microscope, le micromètre occupe un certain 
lieu du champ de la vision, 1l est évident que tout objet qui 
sera placé dans le même point sera également amplifié: de là, un 
moyen très-simple d'avoir la grandeur réelle de l’objet, ainsi que 
nous l'avons dit précédemment. Mais si le corps qu'on veut me- 
surer occupe un point du champ de la vision différent de celui 
qu'occupait le micromètre; si, par exemple, l'objet est près des 
bords du cercle de la vision, lorsque le micromètre, dans la me- 
sure du pouvoir amplifiant du microscope, était au centre, alors, 
par suite de laberration de sphéricité, l’objet placé près des 
