SUR LE MOUVEMENT DES LIQUIDES. 541 
TO 
EXPLICATION DE LA PLANCHE. 
Figure 1”. Éfévation de l'appareil vude face. 
M, vase de verre ou fuseau, d’où naît un tube b”, auquel est soudée 
l'ampoule ce, surmontant un tube supplémentaire , qui se termine 
par le tube d, de très-petit diamètre. La garniture en cuivre a du fu- 
seau M, offre un écrou propre à recevoir la vis du tuyau en cuivre a. 
CDFE, cylindre de verre ou récipient rempli d'eau; la température est 
indiquée par le thermomètre T, dont la boule est au niveau du 
tube d en expérience. 
GHIK, baquet rempli d'eau, recevant le cylindre de verre CDFE; le 
thermomètre T' donne la température de l'eau du baquet. 
Le tuyau a est fixé À la traverse rt du châssis en hêtre rêvs, dont les 
montants rs et tv sont fixés solidement au sol. 
r's', crémaillères recevant des tasseaux pour soutenir la tablette q, qui 
supporte le baquet GHIK. 
æy, règles en bois, taillées sur leur épaisseur en biseau à leur partie 
externe; sur l'une d'elles est appliquée une règle en cuivre verticale 
divisée en millimètres (voir la fig. PE 
0, mücroscope-chercheur, se mouvant verticalement sur les deux règles 
précédentes, et sur son support m, à l'aide d'une vis de rappel : en 
n, estun vernier dont les divisions correspondent à celles de la règle 
en cuivre citée plus haut. La partie moyenne du montant rs est évi- 
dée dans presque toute sa hauteur, pour donner passage au tube du 
microscope-chercheur, qu'on met en rapport avec les indices c et € 
de l'ampoule, et le niveau de l'eau du récipient CDFE. 
p, réservoir d'air: cest un cylindre en cuivre de forte épaisseur, main- 
tenu au sol par deux montants en fer; sa capacité est d'environ 
60o litres: il communique, à J'aide des tuyaux le”, bb, et du robi- 
net R, avec la cavité du fuseau M. 
k, pompe foulante, dont le cylindre communique avec le réservoir 
