Ein Uiiiversal-Klinostat 



von 

 PH. VAN HARREVELD. 



(Mit Tafel IV und V und 18 Textfiguren.) 



Aus dem Botanischen Laboratorium der 

 Universitât Groningen, 



EiNLEITUNG. 



In einer frûheren Abhandlung zeigte ich, dass gewisse 

 Unvollkommenheiten bestehen in der Konstruktion und 

 Wirkungsweise der heutigen Klinostaten. ^ Ein sehr geringes 

 und nicht zu vermeidendes Ûbergewicht der Belastung 

 verursacht schon eine periodische Ungleichmassigkeit ihrer 

 Eotation. Dièse Ungleichmassigkeit ùbersteigt in manclien 

 Fallen die Reizschwelle der geotropischen Empfindlichkeit 

 von ùblichen pflanzlichen Untersuchungsobjekten. 



Dies liât mich veranlasst, einen Klinostaten nach anderen 

 Prinzipien zu konstruieren. In der genannten Abhandlung 

 habe ich dièse Prinzipien schon angegeben ') und einige 

 pflanzenphysiologische Versuche mit dem neuen Instru- 

 mente erwâhnt.') Nachher ist das Instrument mehrseitig 

 erprobt und nach Befund verbessert worden, weshalb ich 

 mich berechtigt fûhle, seine Beschreibung jetzt ins Licht 

 zu geben. 



Fast aile Unterteile des ziemlich komplizierten Apparates 



1) Ph. van Harreveld, Die Unzuliinglichkeit der heutigen 

 Klinostaten fur reizphysiologische Untersucliungcn. Recueil des 

 trav. bot. Néerl. Vol. III, 1906—1907, S. 173—312. 



2) 1. c. S. 306. 



3) 1. c. S. 298—301. 



