171 



wurden im botanischen Laboratorium von Professor J. W. 

 Moll in Groningcn angcfertigt. Die gunauo Ausfûhrung 

 verdanke ich der Zuneigung und Gesciiicklichkeit des 

 Honn Amanuensis J. Veenhoff. Herr L. J. van Wolde 

 hat die Figuren fur dièse Abhandiung gczeiclinet. Herr 

 J. E. Weening hat die holzernen Teile angefertigt. 

 Technische Eatschlage erhielt ich mehrmals von Herrn 

 Uhrmacher A. Veenhoff in Groningen. Endlich wurden 

 einige speziellen Unterteile angefertigt in verschiedenen 

 Werkstiltten, welchc im Folgcnden erwiihnt werden. Allen, 

 welche den Bau des Instrumentes gefordert und ermoglicht 

 haben, bringe ich hier meinen verbindlichsten Dank. 



Ich lege dem Instrumente den Namen Universal-Klinostat 

 bel, um anzudeuten, dass es den heutigen Fôrdernissen 

 entspricht, welche sowohl dem gewôhnlichen wie dem 

 intermittierenden Klinostaten in verschiedener Hinsicht 

 gestellt werden. 



Der Universal-Klinostat ist derart konstruiert, dass eine 

 geringe Exzentrizitat der zu rotierenden Last keine perio- 

 dische Ungleichmassigkeit der Rotation hervorrufen kann. 

 Es erklart sich dies aus den folgenden Prinzipien, welche 

 seinen Bau kennzeichnen : 



Die Triebkraft kann die Umdrehungsachse 

 nur jede Sekunde oder jede n^e Sekunde um 

 einen bestimmten Bogenteil weiter drehen. 

 Die Umdrehungsachse wird bei dièse r ruck- 

 weisen Bewegung jedesmal von einem Gesperre 

 eingehalten, so dass der Spielraum im Eingriff 

 der Ziihne keinen ungiinstigen Einfluss haben 

 kann. Die Drehung wird reguliert von einem 

 Pendeluhrwerk, das jede n**^' Sekunde das Ge- 

 sperre elektromagnetjsch freistellt. Dièse Ré- 

 gulier ung ist also vollig uniibhangig von der 

 Triebkraft und von der Bêlas t ung. 



