173 



seinen bekannten intermittierenden Klinostaten, der un 

 den Pfefferschen Klinostaten befestigt werden muss. ') 

 Er ist in den Handel gebracht und hat mehrmals Anwen- 

 dung gefunden. Fur die Lôsung bestimmter Fragen ist 

 die intermittierende Drehung allerdings ein bequemes 

 Hilfsmittel. 



Die Anwendung des Universal-Klinostaten als intermit- 

 tierenden Klinostaten ist nun mit Hùlfe von kleinen 

 Nebenapparaten zu erreichen. Es braucht dazu nur der 

 elektrische Strom des Gesperres wahrend einer bestimmten 

 Zeit umgeschaltet zu werden. Durch Umschaltung der 

 elektrischen Strôme sind ausserdem andere Wirkungsweisen 

 zu erlangen, wobci zum Beispiel die regelmassige Drehung 

 jedesmal in einer bestimmten Stellung willirend einer 

 bestimmten Zeit sistiert wird. Es eignet sich der Univcrsal- 

 Klinostat daher besonders zur Bestimmung von Reiz- 

 schwellen und Unterschiedsschwellen. 



Das Instrument ist viel komplizierter in seinem Bau 

 als die bisherigen Klinostaten und daher fiir Vorlesungs- 

 zvvccke nicht geeignet. Der wissenschaftliche. Untersucher 

 kann sich jedoch die Zeit geben, sein Instrument vorher 

 zu erproben und kennen zu lernen. 



Bei der Beschreibung der Unterteile werde ich nicht 

 jedesmal auf aile Figuren hinweisen, auf welchen sie vor- 

 kommen. Derselbe Unterteil ist oft in mehrercn Figuren 

 zu ersehen, und daher habe ich einen bestimmten Unter- 

 teil in allen Figuren mit derselben Nummer verzeichnet. 

 Dièse Nummern sind im Text kursiv gedruckt. Sie stehen 

 aile hinten in einer erkliirenden Liste, mit Angabe der 

 Figuren auf welchen sie vorkommen. 



Die Klemmschrauben und Steckdosen sind gesondert 



1) Hans Fit tin g. Untcrsnchungcn l'ibcr de» geotropisclien 

 Reizvorgang. .lahrbiichcr 1'. wis8. Bot. Ud. 41, l'.KJS, S. 234-240. 

 Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. IX. 1912. 12 



