187 



dem Pendel und wieder hinaus leitet, verursacht also 

 keinen merklichen Roibungswidurstand, welche die Bewe- 

 gung des Pendels hindern kunnte. 



Es haben sich mir die Quecksilberkontakte weit besser 

 bewahrt als die anfanglich verwendeten nicht zuverlàssigen 

 trockenen Schleifkontakte. 



Wenn der Strom jede Sekunde geschaltet werden soll, 

 ist der Pendelkontakt ausveichend. Soll der Strom nur 

 jede n*^® Sekunde geschaltet werden, so wird er ausserdem 

 geleitet durch die Sekundenkontaktvorrichtung 104 an 

 dem Ende des Sekundenzapfen. Die Telle dieser Vorrich- 

 tung sind die Folgenden. Die Messingscheibe 105 hat in 

 der Mitte einen durchbohrten Stiel, der fest auf das nach 

 vorn verlilngerte Ende des Sekundenzapfen gesteckt Ist. 

 Die Messingscheibe ist in einer Hartgummischeibe 106 

 befestigt, welche 60 radiale Bohrlôcher in gleichen Abstân- 

 den hat. Dièse radialen Lôcher sind jede mit einem Mes- 

 singdraht gefûllt., Wo die 60 Drâhte an die Messingscheibe 

 105 stossen, sind sie in 60 senkrecht auf die Scheibe 

 gebohrten Lôchern 107 wieder entfernt worden. In dièse 

 Lôcher kônnen kleine Schraubenbolzen gedreht werden, 

 wodurch die 60 radialen métal lischen Verbindungen nach 

 Belieben wieder hergestellt werden. Man kann also in 

 willkùrlichen Sekunden den Strom schaltbar oder nicht 

 schaltbar machen. 



Als Schraubenbolzen werden die kàuflichen Aufziehwel- 

 len von Remontoiruhren verwendet, welche mit einer 

 grossen Uhrschlûssel ein- oder ausgedreht werden. Nach- 

 her wird noch einmal mit einer elektrischen Klingel 

 kontrolliert ob die eingeschraubten Bolzen einen gut lei- 

 tenden Kontakt herstellen. Am Aussenrand der Ilartgummi- 

 scheibe 100 sind in die 60 radialen Messingdrahte 60 diinne 

 kurze Drahtchen 108 von Silberstahl geschlagen. Sie ragen 

 frei hervor und das Ganze ist auf dem Drehtisch an den 



