191 



gewichtes 5 selbstverstandlich ihrcn Dienst. Man kann 

 dies bequem bcstimmen, indem man mit dcr Scheibe 44 

 den Sperrkegel 42 abstellt und so die Last einmal rotieron 

 lasst. Die zu grosse Exzentrizitiit wird in der ûblichen 

 Weise kompensiert durclT einen auf der Aclise drehbar 

 befestigten Stift mit verscliiebbarem Gewiclite, der auf 

 Tafel IV zu ersehen ist. 



Es ist vvunschenswert, genau kontrollieren zu kOnnen 

 ob der Klinostat wahrend des ganzen Versuches regel- 

 milssig rotiert hat ohne jemals einen Kontakt oder einen 

 Zahn zu ûbergehen. Dafiir wird durcir die Umdrelrungsachse 

 1 ein Zahlapparat in Bewegung gesetzt, das beim Kugel- 

 lager 2 befestigt ist. Es ist in den Figuren weggclassen, 

 doclr auf der Tafel V oben ist es deutlich zu sehen. Es 

 ist ein Springziihlwerk wie sie in den Wattstundenziihlern 

 gebraucht werden '). Sie sind klein und leicht ablesbar und 

 sie haben einen besonders leichten Gang, so dass sie fast 

 gar keine Kraft verbrauchen. Je nach der Bewegungs- 

 richtung der Umdrehungsachse zilhlt der Apparat auf oder 

 ab. Die Zabi der Umdrehungen, multipliziert mit der 

 Zeitdauer einer Umdrehung, muss genau mit der Dauer 

 des Versuches ûbereinstimmen. 



K A P I T E L II. 



Intermittie rende Drehung mit zwei odei- mehr 



S t e 1 1 u n g e n nach g 1 e i c h e n o d e i- u m g a n z e 



Minuten verschicdenen Zeiten. 



Beim intermittierenden Klinostaten muss cine rasche 

 teilweise Umdrehung an bestimmten Zeitpiinkten ausgelôst 



1) Modell F. G. Preisliste 107 der Aktiengesellschaft Mix und 

 und Genest in Berlin. 



