195 



tungen schalten, wie wir es sogleich in der Schaltungs- 

 sklzze nilher sehen werdfii. 



Spilter ist die Wippc von Figur 9 durch das viel bessere 

 Modell von Tafel V unten ersetzt worden. Die Elektro- 

 magnete sind hier Hufcisenmagnete und liegen horizontal ; 

 das Anker dreht vertikal dazwischen. Der horizontale Teil 

 der Wippe besteht ans einem vertikal gestellten Streifen 

 von Aluminiumblech und ist viel langer als im alten 

 Modell. Die vertikalen Platindrahte tauchen jetzt viel tiefer 

 in das Quecksllber. Dadurch hat man nicht so genau auf 

 die optimale Einstellung der Quecksilberhôhen zu achten. 

 Anstatt der eisernen Wannen 63 und 64 sind jetzt Bohr- 

 lôcher im Mahagoniholz vorhanden. Aile Drahtverblndungen 

 sind unter dem Tischblatt hindurch nach einer Reihe von 

 numerierten Klemmschrauben geleitet, deren noch einige 

 links in der Figur von Tafel V unten zu ersehen sind. 



Die Àquilibrierung der Wippe wird jetzt besorgt von dem 

 kleinen runden Messingstùck, das an der rechten Seite des 

 Aluminiumstreifens ist festgeschraubt. Dies ist ûberhaupt 

 nôtig uni Gleichgewicht zu erhalten mit dem kleinen 

 isolierten Schalter links an dem Aluminiumstreifen, der 

 mit den Teilen 68 und 60 der alten Wippe iibereinkommt 

 und spiiter erklârt wird. 



Damit die Versuchspflanzen nach cinander gerade die 

 gewûnschten Stellungen elnnehmen, soll man sle in der 

 folgenden Weise an die Umdrehungsachse 1 befestigen. 

 Es werdcn zuerst die Messingstiicke 57 derart an die 

 Gradbogenschcibe 56 geschraubt, dass ihre Radien -5(8 unter 

 sich die gewûnschten Bogenabstânde haben. Dann hebt 

 man mittelst der exzentrischen Scheibe 44 den Sperrkcgcl 

 42 des Elektromagneten 43 ab, wodurch die Umdrehungs- 

 achse in stetiger Drehung versetzt wird. Im Augenblick 

 als der Hebel 60 gerade unter einem der Stahlmesser 59 

 zurûckschnellt, hait man die Drehung an. Alsdann werden 



