224 



Zâhnen benutzt wird, muss dazu die Uhr jede Minute 

 einmal den Strom schalten. Es wird ein Bolzen in die 

 Sekundenkontaktscheibe 105 geschraubt und der Strom 

 wird geschaltet wie in der Skizze Figur 11. Die Umdreh- 

 ungsachse wird in der Richtung Nord-Sud gestelit und 

 dann mit ilirem Holzblock 47 so weit gehoben, dass sie 

 genau in der Richtung der Erdachse steht. Der drehbare 

 Heliostatenspiegel wird an das obère Ende der Umdreli- 

 ungsachse befestigt und er wird so gesteJlt, dass er die 

 Sonnenstrahlen in die Richtung der Erdachse bezw. der 

 Umdrehungsachse 1 reflektiert. Wenn die Umdrehungs- 

 achse dann in 24 Stunden einmal dreht, bleibt dièse 

 Strahlenrichtung dieselbe. Ein fest aufgestellter zweiter 

 Spiegel oder ein Glasprisma reflektiert das Lichtbûndel in 

 die Richtung, wo man es fur etwaige Expérimente an- 

 wenden will. 



Durch die Bewegung der Sonne wird das Strahlenbiindel 

 in jeder Minute i Bogengrad von seiner ersten Richtung 

 abgelenkt. Nach jeder Minute ist die Richtung jedoch 

 wieder die ursprûngliche. Die Ablenkung von der mittleren 

 Richtung ist also nur | Bogengrad, was fur botanische 

 Zwecke in den meisten Fallen wohl nicht hindern wird, 

 zumal weil die Umdrehungsachse einen sehr grossen 

 Spiegel tragen kann. 



Durch eine entsprechende Verânderung des Gesperres 

 der Umdrehungsaclise ware ûbrigens die Ablenkung bis 

 auf âTô Bogengrad herabzusetzen, wenn die Uhr jede 

 Sekunde den Strom schalten wûrde. 



Die Kontaktvorrichtungen der Uhr sind an sich fur 

 mancherlei Zwecke brauchbar und werden z. B. aïs Chro- 

 nograph fur selbstregistrierende Instrumente benutzt. 



Zuletzt môchte ich noch einiges erôrtern ûber die Zuver- 

 lâssigkeit des neuen Instrumentes. Soll man die Versuche 



