225 



nicht misstrauen, die mit eincm Instrumente angcstcUt 

 sind das mit so vielen elektrischen Kontakten arbeitet? 



Dass von don Versuchen wohl einmal einer misslingen 

 wird, ist wohl gewiss. Doch braucht man dadurch die 

 anderen Versuclic nicht zu misstrauen. Erstens treten 

 éventuelle Fehler nicht periodisch in jeder Umdrehung 

 auf, wie bei den âlteren Klinostaten. Dadurch verlieren 

 sic schon fast aile Bedeutung. Und zvveitens wird man 

 immer genau iiber éventuelle Fehler informiert durch die 

 zwei Zâhlapparate auf der Umdrehungsachse 1 des Klino- 

 staten und auf der Achse 72 des Zeitzâhlers. Kein Versuch 

 soll in Rechnung getragen werden, wenn nicht die zwei 

 Zâhlapparate Garantie fur den exakten C4ang geleistet 

 haben. Dadurch kann man also eine vollkommene Sicher- 

 heit erlangen, ungeachtet der Stôrungsmôglichkeiten des 

 Instrumentes. 



Derjenige, der mit dem Instrumente arbeitet, braucht 

 keine genaue Ubersicht seiner Wirkung zu haben. Die 

 Schaltungsskizzen ermôglichen es, die verschiedenen 

 Wirkungsweisen in Gang zu setzen, indem man nur nach 

 den Nummern die nôtigen Drahtverbindungen schaltet. 

 Dazu ist bei jeder Klemmschraube die Nummer gemalt, 

 mit welcher sie in den Schaltungsskizzen und im Text 

 verzeichnet ist. 



Geiibte Aufsicht ist nôtig um die Kontakte in guten 

 Stand zu erhalten, die Zapfen zu schmieren und éventuelle 

 Fehler abzuhelfcn. Letztere wurden am schnellsten auf- 

 gefunden, indem ich mit Rhéostat und Galvanomcter die 

 elektrischen Widerstilnde zwischen den verschiedenen 

 Klemmschrauben bestimmte. 



Den Haag, 22 Juli 1911. 



