19 



leitungen gebraucht wiid. Daran wurdo mittclst eines 

 dickwandigen C4ummischlauches /ein kniefôrmiggebogenes 

 Glasrohr g gebunden, das durch die Wand h des Manomcter- 

 kastens hindurch gefûhrt ' wurde. An dièse Glasrôhren 

 wurden dann die Glaskapillaren / verbunden, die nach den 

 Stûmpfen fûhrten. 



Die Ansatzrôhre c der Manoineter batte am oberen Ende 

 einen verbreiteten Kopf A-. daran sich die Achse l einer 

 Rolle m mit Keltc n bequem befestigen liess. Die Kette 

 war einerseits an das freie Ende p der Bourdonrôhre, 

 andererseits an die Peripherie der Kettenrolle m befestigt ; 

 dièse letztere trug einen langen dûnnen federnden Alumi- 

 niumstreifen r dessen Gewicht die Kette gespannt hielt. 

 Das freie Ende dièses Streifens trug die Registrierfeder s. 

 Wie ans der Figur ersichtiich, war die Anordnung von 

 Scheibe und Kette so gewahlt, dass eine Druckerniedrigung 

 ein Sinken der Registrierfeder zur Folge batte, daher die 

 Null-linie nalie an den oberen Trommelrand gelegt wurde. 

 Die Streifen r der vier Manometer waren genau gleich 

 lang, sodass die Kreisbogen, welche die Federn beschrieben, 

 aile genau gleich waren. Die Achsen l der vier Scheiben m 

 liegen aile in derselben Hôhe. Die Streifen r sind an den 

 Scheiben m verstellbar und lassen sich mit einer Schraube / 

 in jeder Stellung fixieren; dadurch wird ein Einstellen der 

 Federn auf jedes gewimschte Messbereich ermoglicht, 

 namentlich lassen sich dadurch die Federn aile auf dieselbc 

 NulMinie setzen, wenngleich in jedem Manometer ein 

 anderer Anfangsdruck herrscht. Dièses ist fast immer not- 

 wendig, weil die verschiedenen Manometer fast immer mit 

 verschieden hohen Stûmpfen verbunden werden und 

 dadurch verschieden hoheWassersaulen in den verbindenden 

 Kapillaren in Rechnung zu tragen sind. Dièses geschieht 

 selbsttâtig, wenn man die Schreibfedern auf die Nulllinie 

 stellt wahrend die Kolben an den Stûmpfen offen stehen 



