20 



und also Almospharendruck haben. Selbstverstandlich 

 mûssen dann die Manometer in dieser Stellung geaicht 

 werden. 



Die Trommel, welke 17 cm hoch war und einen Diameter 

 batte von 8.9 cm wurde von einem Weckerwerk v getrieben, 

 dessen Minutenachse eine Schraube ohne Ende mitnahm; 

 das Schneckenrad war unten an die Trommel angebracht. 

 Minutenachse, Wurm und Wurmrad sind in der Figur nicht 

 sichtbar. Jede 24 Stunden wurde der Papierstreifen erneuert, 

 die Trommel aber machte in 28 Stunden eine voile Um- 

 drehung. Die Federn sind aile um einen gewissen Betrag 

 gegen einander verschoben ; wenn also die Trommel in 

 24 Stunden eine voile Umdrehung machte, wiirden dadurch 

 stets der Anfang der ersten Kurve und das Ende der 

 letzten auf einander fallen was jetzt vermieden wurde. 

 Die Uhr wurde so reguliert dass das Papier jede Stunde 

 ein cm zuriicklegte. 



Als Kegistrierfedern benutzte ich glaserne Schiffchen mit 

 hohler Spitze, die ich in folgender Weise herstellte. Ein 

 plôtzlich zu einer dûnnen Spitze ausgezogenes Glasrôhr- 

 chen lieferte durch Abbrechen und Schleifen auf Schmirgel- 

 papier eine schône glatte durchbohrte Schreibspitze deren 

 Form ich unter dem Mikroskop kontroUierte. Ihr Lumen 

 war etwas kegelfôrmig; durch vorsichtiges Abschleifen 

 unter standiger Kontrolle liess sich dadurch leicht eine 

 Ausflussôffnung von beliebiger Weite herstellen. Je schôner, 

 glatter die Spitze ist, desto geringer ist die Reibung der 

 Feder auf dem Papier. Wenn die Spitze fertig war, schliflf 

 ich die obère Seite des Rôhrchens der Lange nach auf; 

 dann brachte ich die Schiffchen durch Brechen und Schleifen 

 auf die erforderliche Lange und befestigde sie mit Schel- 

 lack in eine gedrehte kupferne Fassung, mit deren Hilfe 

 ich sie an den Aluminiumstreifen des Manometers abnehm- 

 bar befestigte. 



